20 K. Lcrp. 



jederzeit für sich gemessen und war hinreichend konstant. Nach Beendigung 

 sämtlicher Beobachtungen wurde die Eichung wiederholt, wobei aber die 

 Einzelspannungen an hintereinander geschalteten Braun sehen Elektrometern 

 lagen, welche zuvor mit Hilfe des Kompensationsapparates geeicht worden 

 waren. Die in der Eichkurve auftretenden Schwankungen liei'sen auf eine 

 Genauigkeit von 0,3 % schliefsen. 



Besondere Sorgfalt mufste auf die Einstellung und Ausmessung der 

 Röhre verwendet werden, denn die Länge der Strahlenbahn geht in der 

 vierten Potenz in den Endwert von : - ein, und eine Differenz von 0,1 mm 

 bei Ausmessung dieser Länge bedingt bereits einen Fehler von etwa 0,4 °/o 

 in — . Ein Fehler von derselben Gröfse entsteht bei Verschiebung des ganzen 

 Rohres in Richtung der Kathodenstrahlen. Die Länge des Strahlenganges 

 (= Entfernung Anodendraht bis Fluoreszenzscheibe) erhält man am ein- 

 fachsten aus der Länge des Messingzylinders der Anode, vorausgesetzt, dafs 

 derselbe dicht an der Verschlufsplatte anliegt 1 ). Der Zylinder wurde dem- 

 entsprechend in die Glasröhre eingesetzt und noch besonders durch eine 

 Feder gegen die Scheibe geprefst. Da die Dicke derselben mit Mikrometer- 

 schraube gemessen war, konnte die Einstellung auf ihre vordere Fläche 

 bezogen werden. Die Entfernung dieser von einem am Rand horizontal ge- 

 zogenen Kokonfaden, dessen Abstand vom Spulenmittelpunkt vorher fest- 

 gestellt war, wurde mittels eines bis an die Vorderfläche der Verschlufs- 

 platte vorgeschobenen Metallmafsstabes gemessen. Wie grofs die bei diesen 

 doppelten Messungen erzielte Genauigkeit ist, ergibt sich am einfachsten 

 aus den Mittelwerten - : verschiedener Versuchsreihen, jede unter den gleichen 

 Bedingungen ausgeführt, nur mit neuer Einstellung resp. Ausmessung. Die 

 Beobachtungen liefsen erkennen, dafs jene Genauigkeit nicht mehr als etwa 

 0,3 mm betrug. Die senkrechte Stellung der Rohrachse zu den Kraftlinien 

 konnte durch Einvisieren leicht hergestellt werden. 



Die Ablenkung des Schattenbildes auf der Glasscheibe wurde mit 

 Hilfe eines Kathetometers gemessen, welches ein schwach vergröi'serndes 

 Fernrohr mit Fadenkreuz trug und Ablesungen bis 0,02 mm gestattete. 



!) Wie weit dieser Umstand von S. Simon berücksichtigt ist, läfst sich aus der 

 Dissertation leider nicht erkennen. 



