Untersuchung der Fehlerquellen in den älteren Bestimmungen usw. 



25 



Um zu prüfen, welchen Einflufs eine ungenaue Einstellung der 

 Kathode hat, wurde aus den Stellungen VI und VII die Kathode um etwa 

 1 cm verschoben. 



Das Resultat war folgendes: 



Tabelle VIII. 



Wie in Tab. VI, Kathode 1 cm von der Anode entfernt. 



Nr. 



r 



(Volt) 



J 



(Ampi.) 



^0 



(mm) 



1 • 10- 



8°/o 



1 



8830 



0,6975 



8,85 



1,699 



— 0,8 



2 



9170 



0,6478 



8,07 



1,705 



— 0,4 



3 



8860 



0,7473 



9,55 



1,725 



+ 0,8 



4 



9260 



0,6975 



8,65 



1,703 



— 0,5 



5 



9260 



0,6478 



8,06 



1,717 



+ 0,3 



6 



8950 



0,6478 



8,21 



1,721 



+ 0,5 



7 



9070 



0,6975 



8,76 



1,710 



— 0,1 



8 



8500 



0,6478 



8,41 



1,714 



+ 0,1 



Mittel : 



1,712 



Tabelle IX. 



Wie in Tab. VII, Kathode 1 cm nach der Anode hingeschoben. 



Nr. 



V 



(Volt) 



J 



(Amp.) 



(mm) 



- • io— 



ö°/o 



1 



8770 



0,7473 



10,50 



1,715 



— 0,2 



2 



8710 



0,6975 



9,84 



1,721 



+ 0,1 



3 



9010 



0,7473 



10,40 



1,729 



+ 0,6 



4 



9140 



0,6975 



9,57 



1,710 



— 0,5 



5 



9010 



0,6478 



8,97 



1,720 



+ 0,1 



Mittel: 



1,719 



Die Abweichung von den obigen Mittelwerten beträgt nur 0,004 

 resp. 0,003; man sieht also, dafs der Endwert ziemlich unempfindlich, ist 



JTova Acti XL'V. Nr. 1. 



