Teil I. 



Instrument eile Ausrüstung und Methode. 



Als einzig brauchbar für spektralphotometriscbe Zwecke konnte nur 

 eine auf der Beurteilung von Schwärzungen beruhende photographisch- 

 photometrische Methode in Betracht kommen. Die Prinzipien einer der- 

 artigen Schwärzungspbotometrie sind für die Ableitung der photographischen 

 Gesamtintensität der Gestirne von Herrn Schwarzschild') ausgebildet 

 worden und lassen sich für unsere Zwecke übernehmen. Eine Änderung 

 tritt nur dadurch ein, dafs wir es bei der spektralen Zerlegung mit den 

 "Wirkungen von Strahlen sehr verschiedener Wellenlänge zu tun haben, 

 wodurch die für das Gesamtlicht geltenden Gesetze eventuell modifiziert 

 werden können. 



l\Iir stand für meine Untersuchungen eine der Göttinger Sternwarte 

 von der Firma C. Zeifs, Jena, geliehene ultraviolett durchlässige Prismen- 

 kamera zur Verfügung. Das Objektiv, aus den neuen U. V.-Gläsern her- 

 gestellt, hat eine Öffnung von 110 mm und ein Öffnungsverhältnis von 1 : 10. 

 Davor befindet sich im Minimum der Ablenkung ein Prisma von 45* 

 brechendem Winkel, ebenfalls aus U.V. -Glas, dessen Seitenlänge 200mm 

 beträgt. Die damit aufgenommenen Sternspektra haben für das Wellen- 

 bereich von 340 — 575 (xn, für welches die gewählte Plattensorte sensi- 

 bilisiert war, eine Länge von rund 37 mm. Das brauchbare Feld der für 

 ein Format von 13/18 cm eingerichteten Kamera war infolge einer schon 

 ziemlich nahe der optischen Achse sich bemerkbar machenden Koma leider 

 nur klein, so dafs nicht daran gedacht werden konnte, die volle Platten- 

 gröfse auszunutzen, sondern die einzelnen Sternspektra mufsten nacheinander 

 in der Mitte des Feldes aufgenommen werden. Um den unbenutzten Teil 

 der Platte während der Exposition vor falschem Licht zu schützen, war er 

 durch eine entsprechende Blende abgedeckt, die nur für das aufzunehmende 



1) Publikationen d. v. Kuffnerschen Sternwarte in Wien. Bd. V. Abt. B u. C (1900). 



Nova Acta CL Nr. 2. 10 



