74 Hans Rosenberg, [10) 



Spektrum in der Mitte einen schmalen Spalt frei liefs und hinter der die 

 Platte nach jeder Aufnahme etwas verschoben wurde; im ganzen konnten 

 auf diese Weise etwa 16 Spektra nebeneinander auf einer Platte plioto- 

 graphiert werden. Zum Exponieren diente ein aus freier Hand zu be- 

 dienender Scliieberverschlufs, bei dem sich die Genauigkeit der Belichtungs- 

 zeit bis auf einige wenige Zehntelsekunden verbürgen liefs. Um den faden- 

 förmigen Sternspektren die zur Ausmessung der Schwärzung unbedingt 

 nötige Breite zu geben, wurden die Sterne etwas extrafokal aufgenommen. 

 Begrenzt wurde die extrafokale Verschiebung durch die Bedingung, dafs 

 die kräftigeren Linien in den Sternspektren deutlich genug erkennbar bleiben 

 mufsten, um zur Ableitung der Wellenlängen dienen zu können. 



Für die Aufnahmen der Sonne läfst sich eine Prismenkamera nicht 

 ohne weiteres benutzen, da wegen der grofsen Winkelausdehnung dieses 

 Gestirnes das Spektrum äufserst unrein wird. Es wurde daher für diesen 

 Zweck vor dem Objektivprisma ein kleiner Kollimator angebracht mit ver- 

 stellbarem Spalt und Kollimatorobjektiv aus U. V.- Gläsern, so dafs das 

 ganze Instrument nun einem vollständigen zusammengesetzten Spektro- 

 graphen glich. 



Zum Ausmessen der Schwärzungen auf den Platten diente ein 

 Hartmannsches Mikrophotometer in Verbindung mit einem Mefsapparat, 

 der rechtwinklige Koordinaten bis auf 0.1 mm abzulesen gestattete. Das 

 Lummer-Brodhun-Prisma trug nicht den üblichen runden Spiegel, mit dem 

 das Instrument gewöhnlich ausgerüstet wird, sondern einen solchen in der 

 Form eines schmalen Striches, dessen Längsausdehnung senkrecht zur 

 Richtung der Spektren stand und dessen Länge der Breite des unter dem 

 Mikroskop auszumessenden Spektrums entsprach. Der Mefskeil war aus 

 der gleichen Plattensorte hergestellt worden, die für die Aufnahmen am 

 Himmel Verwendung fand. 



Nach den bisherigen Erfahrungen über das photometrische Verhalten 

 photographischer Platten ist es nicht zulässig, für verschiedene Platten, 

 auch wenn sie der gleichen Emulsion entstammen, ohne weiteres bei gleicher 

 Behandlung und unter gleichen Umständen auch die gleiche Wirkung 

 vorauszusetzen, wie dies offenbar für die oben erwähnte Arbeit von Herrn 

 E. C. Picker ing^) geschehen ist; sondern jede Platte ist durchaus als 

 Einzelindividuum zu betrachten, bei dem die sogenannte charakteristische 

 oder Schwärzungskurve, d. i. die graphische Darstellung des Zusammen- 

 hanges zwischen aufgefallener Lichtmenge und resultierender Schwärzung^ 



1) Astronomische Nachrichten. Bd. 128. Nr. 3069 (1891). 



