94 Hans Rosenberg, foO] 



2. 



Für die Sonne konnte das zur Erlangung der Sternspektrogramme 

 eingeschlagene Beobaehtiingsverfahren nicht ohne weiteres angewandt werden, 

 sondern erforderte einige, den Umständen entsprechende Modifikationen. 



Es ist klar, dafs das Objektiv -Prisma in seiner gewöhnlichen Form 

 für Spektralaufnahmen der Sonne nicht in Frage kommen kann, da bei 

 der flächenhaften Ausdehnung dieses Gestirns ein völlig unreines Spektrum 

 die naturgemäfse Folge sein würde; um hier brauchbare Spektren zu er- 

 zielen, ergibt sich die Notwendigkeit, mit einem Spalt -Spektrographen zu 

 arbeiten. Da aber alle Teile des für die Sternaufnahmen benutzten In- 

 strumentes nach Möglichkeit unverändert für die Sonne beibehalten werden 

 sollten, um den dififerentiellen Charakter der Arbeit zu wahren, so wurde 

 die ganze Prismenkamera nur durch Vorsetzen eines kleinen Kollimators 

 in einen vollständigen zusammengesetzten Spektrographen verwandelt. Das 

 Kollimator- Objektiv bestand aus den gleichen U. V.- Gläsern, wie Kamera- 

 Objektiv und Prisma, so dafs die neu hinzukommende Absorption gegen 

 die Absorption der ganzen Glasmasse vernachlässigt werden konnte. Die 

 Brennweite betrug etwa 300 mm. 



Da auch für die Sonne unbedingt daran festgehalten werden sollte, 

 dafs die Expositionszeit in die Grenzen der für die Vergleichsternaufnahmen 

 nötigen Belichtungszeiten fiel, so bildete, wie bei allen photometrischen 

 Untersuchungen der Sonne, die Lichtfülle dieses Gestirns das gröfste Hinder- 

 nis; denn um sie auf die zum Vergleich mit einem Stern erforderliche Licht- 

 stärke herabzudrücken, hat man einen Betrag von rund 27 Gröfsenklassen 

 zu überbrücken. Blendgläser, partielle Reflexionen und Polarisationsvor- 

 richtungen als Abblendungsmittel sind für spektralphotometrische Messungen 

 wegen des in allen diesen Fällen auftretenden und schwer zu übersehenden 

 selektiven • Absorptionsverlustes nicht zu empfehlen. So blieb schliefslich 

 nur das Mittel der Abbiendung durch kleinste Öffnungen, das um so un- 

 besorgter angewandt werden konnte, als es sich für den vorliegenden Zweck 

 nur um die Untersuchung der spektralen Intensitätsverteilung handelte, 

 nicht aber um die Ableitung der absoluten Helligkeit der Sonne, für welche 

 die Berechnung der durch Beugung verursachten Verluste grofse Schwierig- 

 keiten bereitet. Die erforderliche Abschwächung der Sonne wurde eneicht 

 bei ganz eng gestelltem Spalt (etwa 0.001 mm) und Abbiendung des 

 Kollimator- Objektivs auf 1.0 mm. 



Allerdings tritt auch bei dieser Anordnung eine Änderung der 

 spektralen Intensitätsverteilung auf, die sich aber streng in Rechnung 



