184 Richard Ambronn, [8] 



Kontakt erreichen lassen. Es wurden auf den feinmatt gesclilifteuen Seiten 

 der Platten kreisförmige Flächen mit einer von der Gold- und Silber- 

 scheideanstalt in Frankfurt bezogenen Platinlösung bestrichen und diese 

 bei langsamem P>hitzen in einem kleinen elektrischen Ofen eingebrannt. 

 Die Erhitzung wurde über ca. 2 Stunden ausgedehnt und bei der Höchst- 

 temperatur von etwa 550° einige Zeit konstant gehalten. Die platinierten 

 Platten wurden noch mittels eines weichen Bleistiftes mit Graphit überzogen, 

 um den Yerteilungswiderstand längs der Oberfläche zu verkleinern und 

 etwaige feine Risse in der Platinschicht zu überbrücken. Der Zusammen- 

 hang der Schicht wurde mittels zweier Nadelspitzen, die durch einen 

 Akkumulator und ein Amperemeter verbunden waren, an vielen Stellen 

 geprüft. Es wurde noch ein wenig Graphitpulver aufgestreut, beiderseits 

 je eine ebene Platinplatte aufgelegt und dieses System dann zwischen die 

 stark versilberten Kupferklötze in dem unten beschriebenen Einspannapparat 

 gebracht, in welchem sie bei der Widerstandsmessung erhitzt wurden. 



7. Um den Einflufs der Polarisation zu eliminieren, mufste mit schnell 

 ihre Richtung wechselnden Strömen gemessen werden, deren Frequenz genau 

 bekannt und in weiten Grenzen zu verändern war. Wegen der sehr 

 hohen zu messenden Widerstände, die zwischen 10^ und 10^ Ohm variierten, 

 und der Notwendigkeit, das Potentialgefälle in den Platten so klein als irgend 

 möglich zu halten, war die Messung nach dem Prinzip der Wheatstone'schen 

 Brücke und mit Telephon als Indikator ausgeschlossen. Die Widerstände 

 wurden vielmehr durch Messung des Stromes^) bestimmt, den eine gemessene 

 elektromotorische Kraft in den Platten hervorrief. Der Strom durchflofs 

 das Galvanometer als Gleichstrom, in die Zuleitungen zur Platte aber wurde 

 ein rotierender Umschalter eingefügt, der die Stromrichtung in dieser 

 bis 200 Mal in der Sekunde zu wechseln gestattete. Da dieser Umschalter 

 den Strom bei jeder Kommutierung, um eine genügende Isolation zu sichern, 

 kurze Zeit völlig unterbrach, mufste er oft geaicht werden, wodurch sich 

 eine Genauigkeit der Strommessungen von etwa.2''/oo erreichen liefs. 



A. Apparate. 



Nachdem der Bereich der zu messenden Gröfsen und der anzuwendenden 

 Messungsmethoden festgestellt ist, soll nunmehr die Beschreibung der als 

 zweckmäfsig erachteten Einrichtungen folgen. 



1) Mittels eines d'Arsonval- Galvanometers von Siemens & Halske. 



