[9J 



Elektrische Leitfähiffkeit des Bergkristalles. 



185 



1. Der Einspannapparat. 



8. Figur 1 zeigt die Vonichtung. in welche die Bergkristallplatten für 

 die Messungen eingespannt wurden. 



Auf einer starken Eisenplatte A sind zwei Messingzylinder Bj und 

 B.2 aufgesetzt, auf die je ein Messingzylinder Cj und Cj, oben und unten 

 diirch Hartgummiplatten isoliert, mittels einer Druckplatte und frei durch- 

 laufender Schrauben aufgeschraubt ist. In diesen beiden Klötzen sind genau 

 horizontal die 1 cm starken Stahlrohre R^ und R2 verschiebbar, die an 

 ihren inneren Enden zunächst für flüssige Elektrodenmaterialien die Stahl- 

 gefäfse El und Eo tragen. i?i stützt sich mittels des festklemmbaren 



"^:i- 



t I I 





Fig. 1. 



Ringes D und der Druckfeder F gegen den Klotz C^; R^ trägt ein Gewinde 

 und lässt sich mittels der Mutter G, die den Druck auf das an dem isolierten 

 Zylinder Cj befestigte Joch .7 überträgt, gegen die Feder F verschieben, um 

 dadurch den Druck, mit dem die Schalen auf der eingespannten Platte ruhen, 

 variieren zu können. Während die Schale E^ direkt auf das Stahlrohr Ry 

 aufgeschraubt ist, wird zwischen R^ und En als Gelenk eine dünne Stahl- 

 membran E eingeschaltet, die etwaige Durchbiegungen der Rohre ausgleichen 

 und bewirken soll, dafs die Schalen ringsum mit möglichst gleichem Druck 

 auf den zwischen sie eingespannten Platten anliegen. Beim Ausdrehen der 

 Schalen waren die beiden Hülsen Ti bezw. Tn stehen gelassen, in welche 



Xova Acta CI. 'St. 



24 



