[11] Elektrische Leitfähigkeit des Bergkristalles. 187 



Gang der Temperatur während längerer Zeit g-rofser Wert gelegt werden. 

 Die aus Nickeldraht gewickelte Heizspirale des elektrischen Ofens wurde 

 mit Strom aus dem Netz der städtischen Zentrale beschickt, wobei die bis 

 zu 7- — 10 "o betragenden Schwankungen der Netzspannung zunächst sehr 

 störend wirkten und zwar um so mehr, als sie in doppeltem Betrage die im 

 Ofen in Wärme umgesetzte Energie ändern. In dem Gange der Thermo- 

 elemente machten sie sich infolge der Trägheit des Ofens erst etwa 

 3 — 5 Minuten später bemerkbar, wann eine rechtzeitige Kompensation durch 

 Änderung der Vorschaltwiderstände nicht mehr möglich war. 



Im stationären Zustande mufs die dem Ofen zugeführte Energie den 

 Wärmeverlust nach aufseu gerade decken. Da sich aber der Widerstand 

 des Heizdrahtes mit der Temperatur sehr stark ändert, so mufs entweder 

 Spannung und Strom oder die Energie direkt mittels AYattmeters gemessen 

 und konstant gehalten werden. Da kurz andauernde Spannungsschwankungen 

 nur in ihrem Mittelwerte auf die Ofentemperatur einwirken, so erhält das 

 Wattmeter zweckmäfsig eine schwere bewegliche Spule. 



Will man irgend eine Ofentemperatur einstellen, so geht man zunächst 

 mit kräftigem Heizstrom bis in die Nähe dieser erwünschten Temperatur, 

 stellt den Kopf des Torsionswattmeters auf den einer vorher ermittelten 

 Tabelle entnommenen Skalenwert und hält nun mittels der Vorschaltwider- 

 stände den Zeiger des Wattmeters auf Null, wobei man von den Widerstands- 

 änderungen des Ofendrahtes vollständig unabhängig ist. Den bald ein- 

 tretenden gleichmäfsigen Temperaturgang kann man leicht auf einen sehr 

 kleinen Wert bringen durch kurzes starkes Erhöhen bezw. Unterbrechen 

 des Stromes. 



10. Diese Methode hatte noch den Nachteil, dafs das Wattmeter 

 dauernd beobachtet und die Vorschaltwiderstände von Hand reguliert werden 

 muTsten, was neben den übrigen Ablesungen sehr anstrengend war und die 

 Genauigkeit der Hauptmessungen ungünstig beeinflufste. Es wurde daher 

 ein selbsttätiger Regler für die in den Ofen geschickte Energie eingebaut, 

 der darauf Rücksicht nimmt, dafs kurzandauernde, wenn auch starke 

 Schwankungen nur in ihrem Mittelwerte für die Temperatur der Kupfer- 

 klötze und der Platte in Betracht kommen, und dafs auch die länger- 

 periodischen Schwankungen nur um einen Mittelwert oszillieren, wie das 

 bei der Spannung städtischer Netze ja stets der Fall ist. Die Einrichtung 

 ist aus Figur 2 zu ersehen. 



An dem Wattmeter sind Kohlenkontakte a^, a.,, «3 angebracht, die 

 bei einem Anschlage aus der NuUage nach der einen oder anderen Seite 

 durch die Relais lii und R2 Widerstände TFj und TF2 in dem Ofenstromkreis 



24* 



