190 Kicliard Ambroun, [14] 



gelötet. Die Lötstellen wurden diircli die Rolire ii'i und i»',. bis unmittelbar 

 an die Platinplatten der Elektroden herangesclioben. Die Zuleitung-en waren 

 durch Glasröhren geg-eneinander und gegen L\ und i?., isoliert. Die Ver- 

 wendung von Eisendraht kann infolge der Inhomogenität desselben bei 

 wechselnder Temperaturverteilung in den Zuleitungen zuweilen Störungen 

 verursachen, doch kommen die Temperaturmessungen in ihrer Genauigkeit 

 den Widerstandsmessungen mindestens gleich. 



13. Die E. M. K. der beiden Thermoelemente wurde durch Kom])en- 

 sation derselben gegen einen Teil der Spannung eines Akkumulators be- 

 stimmt, der von Zeit zu Zeit an ein Normalelement angeschlossen wurde. 

 Die Temperatur der zweiten Lötstelle wurde mit einem in Vio° geteilten 

 Thermometer in einem Ölbade bestimmt und die Korrektion für die mit der 

 Temperatur wechselnde Empfindlichkeit der Thermoelemente geeignet in 

 Rechnung gesetzt. Die Einzelheiten der Schaltung sind weiter unten auf- 

 geführt und in Figur 5 dargestellt. 



Die E. M. K. der Thermoelemente sind nach den Angaben von 

 L. Holborn') auf das Wasserstoffthermometer bezogen. Als Fispunkte 

 wurden daher die Siedetemperaturen für folgende Substanzen benutzt: 



Wasser: nach der Tabelle 14 a in Kohl rausch, Lehrbuch 



der praktischen Physik. 



Naphtalin: 218,°04 + 0,0585 0^ — 760) 



Benzophenon: 306,08 + 0,0638 0^-760) 



Quecksilber: 357,0 + 0,0752 (j;— 760) 



Schwefel: 445,00 + 0,0912 (/j — 760) — 0,000042 Qj — 760)-. 



Die Thermoelemente wurden oftmals geaicht, da die oben erwähnten un- 

 angenehmen Eigenschaften des Eisendrahtes zeitliche Änderungen der Thermo- 

 kraft vortäuschten. Es ergab sich, dafs die Abhängigkeit der E. M. K. von 

 der Temperatur von 100" an sehr nahe linear ist, während die Elemente 

 unter 100' etwas unempfindlicher werden. 



4. Der Alternator. 



14. Wegen der aufserordentlich grofsen Abhängigkeit des scheinbaren 

 Widerstandes der Bergkristallplatten von der Frequenz des zur Messung 

 benutzten alternierenden Gleichstromes mufste ein rotierender Umschalter 

 verwendet werden, bei dem die Kommutierungsgeschwindigkeit innerhalb 



1) L. Holborn, Ann. d. Pbys. 26. 867. 1908. 



