[15] 



Elektrische Leitfähigkeit des Bergkristalles. 



191 



weitester Grenzen verändert werden konnte, ohne dafs durch Kontaktunsicher- 

 heiten eine unkontrollierbare Schwächung des zu messenden Stromes eintrat. 



Figur 3 zeigt eine Gesamtansicht des benutzten für diesen Zweck 

 gebauten Apparates, während die Figuren 4 a und 4 b die Einzelteile er- 

 kennen lassen. 



Auf einer Stahlachse DD läuft zwischen Spitzen eine 1,4 cm dicke 

 Hartgummischeibe von 8,4 cm Radius, deren Umfang mit einem 3 mm dicken 

 Messingbande belegt ist. An zwölf genau gleichmäfsig um den Umfang 

 verteilten Stellen ist das Band durch je einen 0,5 cm breiten Hartgummi- 

 streifen unterbrochen, so dafs zwölf gut voneinander isolierte völlig gleiche 



Fig. 3. 



Segmente Sj — S-^^ entstehen. Zu beiden Seiten der Scheibe sind je zwei 

 gut isolierte Schleifringe A^ — J.4 angebracht, die durch Drähte beliebig 

 mit den Segmenten S^ — S^^ verbunden werden können. Um die Verbindung 

 der beiden äulseren Schleifringe mit den Segmenten vornehmen zu können, 

 ohne den auf A^ und J.3 schleifenden Federn in den Weg zu kommen, 

 sind die Ringe A^ und J.4 unter den beiden inneren Ringen hindurch gut 

 isoliert mit den schmalen Ringen «j und a^ verbunden, von denen die Drähte 

 zu den Segmenten führen. 



Auf dem Umfange der grofsen Scheibe schleifen einander diametral 

 gegenüber (die eine auch eventuell um 1/12 des Umfanges verschoben) zwei 



