194 KicLaid Ambionn, [18] 



Umdrehungso-eschwindig-keit, bei deren Wechsel eben eine kleine Deformation 

 der Schleiffedern nicht zu vermeiden ist. 



Die Bestimmung der Dauer des Stromschlusses bei rotierendem 

 Alternator wurde im allgemeinen so durchgeführt, dafs ein selbstinduktions- 

 und kapazitätsfreier bekannter Widerstand statt der Kristallplatten ein- 

 geschaltet und der Galvanometerausschlag bei gemessener Spannung bei 

 ruhendem und mit verschiedeneu Geschwindigkeiten rotierendem Alternator 

 bestimmt wui'de. In beiden Fällen mufs die wahre (momentane) Strom- 

 stärke die gleiche sein; bei rotierendem Alternator wirkt sie nur kürzere 

 Zeit auf die Galvauometerspule. In allen späteren Tabellen ist mit 

 wenigen, dann besonders bezeichneten Ausnahmen unter .J diese wahre 

 Stromstärke zu verstehen, indem die Unterbrechungszeiten bei der Um- 

 rechnung vom Galvanometerausschlag auf absolute Stromstärken bereits 

 berücksichtigt sind. 



Es ist als Reduktiousfaktor auf Stromstärke diejenige Zahl bezeichnet, 

 die mit dem Galvanometerausschlag multipliziert die wahre Stromstärke gibt. 

 Sie ist daher für Messungen mit ruhendem Alternator kleiner, als bei solchen 

 mit rotierendem, und das Verhältnis beider Zahlen gibt das Verhältnis der 

 Länge der Segmente zu der des ganzen Scheibenumfanges an. 



Der beschriebene Alternator war vom 7. 7. 1911 ab im Betriebe. 

 Der vorher benutzte war einfacher gebaut, namentlich waren die Schleif- 

 aggregate zwar im wesentlichen aus denselben Einzelteilen zusammengesetzt, 

 aber die Justierung war sehr unbequem und nicht so genau ausführbar. 

 Durch oft wiederholte Aichungen ist aber auch bei ihm die erforderliche 

 Genauigkeit eingehalten worden. Bis zum 2. 12. 1910 besafs die Segmeuten- 

 scheibe des Alternators nur zwei Unterteilungen, am 19. 12. 191Ü war eine neue 

 Scheibe mit zehn Segmenten eingesetzt worden, um höhere Kommuntierungs- 

 zahlen bei kleinerer Umfangsgeschwindigkeit zu erzielen. 



Es möge auch hier eine Tabelle 2 folgen, die die allmähliche Ver- 

 besserung in der Unabhängigkeit des Reduktionsfaktors des Galvanometer- 

 ausschlages von der Zeit und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Altenators 

 zeigt, wobei zu berücksichtigen ist, dafs die überhaupt erreichbare Genauigkeit 

 infolge der Unsicherheit der Spannungsmessung nur ca. 1 — 2*'/oo beträgt. 

 Die Serien sind ganz zufällig herausgegriffene. Als Frequenz ist die Zahl 

 der vollen Kommutierungsperioden des Stromes pro Sekunde zu verstehen. 

 Die Zahl der einfachen Kommutierungen ist doppelt so grofs. 



Man erkennt den Fortschritt namentlich an den Werten des Reduktions- 

 faktors für extrem grofse oder kleine Frequenzen, wo Störungen sich besonders 

 leicht bemerkbar machen, die aber von grofser Bedeutung sind, indem, wie 



