196 



Richard Ambronn, 



(20] 



beiden Stromkreisen ermögliclit und zugleich die vollständige Isolierung 

 derselben gegeneinander bewirkt. 



Durch den Akkumulator J wird in dem aus den beiden festen 

 "Widerständen Wa und ^Yh, dem um je 1 Ohm von — 10000 Ohm ver- 

 änderlichen Widerstände TT> und dem der Feinregulierung dienenden Schleif- 

 drahte L gebildeten Stromkreise ein Spannungsgefälle erzeugt. Um bei 

 einer Änderung von TF,. die E. M. K. des Akkumulators weniger zu 

 ändern, war ein kleiner Widerstand ic dauernd dem Akkumulator parallel 

 geschaltet. 



Fig. 5. 



Die Widerstände Wa und (Wa + W^) waren so bemessen, dafs die 

 an ihren Enden herrschende Spannungsdifferenz dazu dienen konnte, die 

 E. M. K. der Thermoelemente A und B innerhalb des Bereiches der in 

 Betracht kommenden Temperaturen bezw. die des Normalelementes N zu 

 kompensieren, das zur Kontrolle der Spannung von J benutzt wurde. Die ver- 

 wandten Widerstände waren sorgfältig geaicht und wurden dauernd kontrolliert. 



Die Gleichheit der Spannungen an den Enden von Wa mit der der 

 Thermoelemente wird am Verschwinden des Ausschlages des Gralvanometers 

 G erkannt, wenn in 2 die Verbindung D vorgenommen und in 1 durch die 

 Verbindungen A oder B das betreffende Thermoelement eingeschaltet ist. 

 Durch den doppelpoligen Ausschalter TJ kann in gleicher Weise die Gleich- 

 heit der Spannung an (TT'a -1- TF^) mit der des Normalelementes N fest- 

 gestellt werden. 



Um störende Thermokräfte im Kompensationskreise zu vermeiden, 

 waren die Umschalter 1 und 2 in Petroleumbäder gesetzt; Wa und W& 



