III. 

 Die AusmessuuA". 



Die Ausmessung g-escliah mit dem von den Herren A. Repsold & Sühne 

 am 24. April 1893 gelieferten Koordinaten -Ausmesser der Künigl. Preufsischen 

 Akademie der Wissenscliaften. Dieser Ausmesser ist in ,.Figur des Mondes" 

 Lit. 5 S. 4 — 7 bescliriebeu und untersucht worden. Derselbe hat sich 

 dauernd gut bewährt. 



In ihn können photographische Glasplatten von 18 — 37 cm Länge 

 und 19 — 21 cm Breite, nach Hinzufiigung längerer Fassungen der beiden 

 festen Haltepunkte für die Pariser Platten jetzt auch von 17 — 21 cm Breite 

 ohne Eahmen, kleinere mit Rahmen eingelegt werden. Auf einer drehbaren 

 eisernen Fläche, welche den Positionskreis unter zwei Mikroskopen enthält, 

 ist ein Quadrat von 18 em Seitenlänge ausgeschnitten, so dafs innerhalb dieses 

 Quadrates die durchsichtige Glasplatte von unten durch einen Spiegel beleuchtet 

 werden kann. An der dem Beobachter gegenüberliegenden Seite des Quadrates 

 befinden sich zwei feste, 17 cm voneinander entfernte Haltepunkte, die an 

 eine Längsseite der Platte greifen ; ihnen gegenüber greift an die andere 

 Ijängsseite ein federnder Haltepunkt mit 2 cm Federspielraum und drückt 

 die Glasplatte gegen die zwei festen Haltepunkte. Die Verbindungslinie 

 der beiden festen Haltepunkte nenne ich den „Rand der Platte". Aus dieser 

 Definition geht hervor, dafs es gleichgültig ist, (ib die vier, sichtlich mit 

 Diamant nach einem Lineal geschnittenen Seiten oder Ränder der Platte 

 aufeinander senkrecht stehen und ob sie gradlinig sind oder nicht. 



Die .r- Koordinaten parallel dem „Rand der Platte" werden mit der 

 Mikrometerschraube des Messmikroskops, das durch einen Hebel zwischen 

 den Einstellungen der Objekte sofort auf die Hauptskala projiziert wird, 

 in Satz 1 gemessen und nach Drehung der Platte mit Positionskreis um 180" 



