6 KarlDeliio, 



erkennen, an der diese Yeränderunti'en sich geltend niaclieu. Sind, wie es 

 zn^yeilen seliun von Hause aus der Fall ist, leichte Ungleichheiten der Puls- 

 welleu vorhanden, so kann die Bestimmung des Ortes, wo die ersten Zeichen 

 der Kompression des Gefäfses eintreten, zwischen ein Paar Wellen schanken. 

 Dadurch wird die Genauigkeit der Methode natürlich beeinträchtigt, aber 

 doch nur um so geringe Werte, dafs ihre klinische Brauchbarkeit darunter 

 kaum leidet. 



Es ist leicht einzusehen, dafs an dem Ort der Kurve, wu die ersten 

 Zeichen einer beginnenden Verkleinerung der Pulswelle eintreten, die Höhe 

 des minimalen Blutdruckes oder mit anderen Worten die untere Grenze der 

 pulsatorischen Blutdruckschwankung gelegen ist. Läfst man nun den Sphygmo- 

 grapheu ruhig weiterlaufen bei stetiger weiterer Steigerung des Luftdruckes, 

 so werden die aufgezeichneten Pulse immer kleiner und kleiner, bis sie 

 schliefslich ganz schwinden und der Schreibhebel statt der Pulse eine 

 horizontale Linie zeichnet. Der Stillstand des Schreibehebels gibt den 

 Punkt an, w^o der Luftdruck in der Manschette so grois geworden ist, dafs 

 im Moment des höchsten pulsatorischen Blutdruckes kein Blut mehr durch 

 die komprimierte Stelle der Arterie durchgeprefst wird, wo also der Druck 

 in der Manschette dem auf dem Gipfel der Pulswelle vorhandenen Blutdruck 

 gleich geworden ist oder ihn zu überschreiten beginnt. Hiermit ist, wie 

 leicht einzusehen, die obere Grenze der pulsatorischen Blutdruckschwankung 

 oder die Höhe des maximalen Blutdruckes auf der Kurve erreicht. 



Es kommt nun weiter darauf an auf der vom Sphj'gmographen ge- 

 zeichneten Kurve zugleich auch die am Spbygmomanometer jeweils erreichte 

 Druckhöhe aufzutragen; dieses läfst sich mit genügender Zuverlässigkeit 

 durch eine kleine Vorrichtung erreichen, die mein Assistent Kaplan am 

 Jaquetschen Sphygmographen angebracht hat (siehe nebenstehende Figur). 



Sie besteht aus zwei Gummiballons, a und b, die gemeinsam in ein 

 dünnes, etwa 1 m langes Gummirohr c auslaufen. Ans andere Ende des 

 Rohres ist eine kleine aus Kondomgummi hergestellte Blase von Haselnufs- 

 gröfse d befestigt, die durch einen leichten Druck auf die Gummiballons a 

 oder h aufgeblasen wird und beim Nachlafs des Druckes wieder kollabiert. 

 Diese kleine Gummiblase wird auf die obere Fläche des Gehäuses des 

 Sphygmographen mit einem Paar dünner Zwirnsfäden dadurch festgehalten, 



