Kritik der auskultatorischen Methode der Blutdruckbestimmung usw. ' 



dafs diese Fäden e unter dem kurzen Hebel des Sekundschreibers durch- 

 laufen und von hier aus über die Blase wegziehen und an der Hinterwand 

 des Grehäuses befestigt sind.-") 



Ein Druck auf einen der luftgefüllten Gummiballons, den der Be- 

 obachter des Sphygmomanometers oder sein Assistent in der Hand hält, 

 genügt, um die Gummiblase momentan aufzublasen. Hierdurch werden die 

 Zwirnsfäden angespannt und der Sekundenschreiber, dessen Uhrwerk ab- 

 gestellt ist, gehoben und in Bewegung gesetzt, so dafs er eine Zacke in 

 den Kurvensträmel zeichnet. Sobald der Druck aufhört, kollabiert die 

 Blase und der Hebel sinkt zurück. So ist es dem Beobachter möglich, 



die bei der fortschreitenden Anfüllung der Manschette erreichten Druck- 

 werte auf dem Sphygmogramm zu notieren; er braucht nur den Gummi- 

 ballon momentan zusammenzudrücken, sobald die Werte von 30, 40, 50 usw. 

 ^lillimetern erreicht sind, und dieselben sind sofort in der Kurve festgelegt, 

 genau an der Stelle, die unter dem angegebenen Druck gezeichnet wurde. 

 Bei der Kombination des Sphygmomanometers und des mit der 

 Kaplanschen Markiervorrichtung versehenen Sphygmographen erhalten wir 

 also Kurvenbilder, auf denen die im Manometer erzeugten Druckhöhen 



1) Auf dem Bilde ist das Gummirohr gegabelt und mit zwei Ballons versehen; auf 

 diesen Pankt soll im weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen werden. 



