8 Karl Dehio, 



sowie die durch die letzteren bewirkten Veränderungen der Pulswellen ein- 

 getragen ist. Wir haben nun den Punkt aufzusuchen, wo die Pulswellen 

 kleiner zu werden beginnen und den zugehörigen Druck auf der Kurve 

 abzulesen und haben damit den minimalen Blutdruck im gegebenen Fall 

 bestimmt. Wir haben ferner nur den Punkt aufzusuchen, wo die letzte 

 kleine Pulswelle verschwunden ist und der entsprechende auf diesem Punkt 

 verzeichnete Druck nennt uns die Höhe des maximalen Blutdrucks. 



Das soeben beschriebene Verfahren ist natürlich nicht das einzige, 

 nach dem man versucht hat, den Pulsdruck zu bestimmen ; es ist aber neben 

 der später von Uskow^) angegebenen die einzige Methode, um objektive, 

 demonstrierbare Bilder zu erlangen.'-) Der einzige vom subjektiven Er- 

 messen des Experimentators nicht völlig losgelöste Vorgang ist die Markierung 

 der fortschreitenden Druckhöhen. Doch ist das eine so einfache Sache, dafs 

 hier wesentliche Irrtümer nicht passieren können, zumal wenn man am 

 Apparat zwischen Manschette und Manometer einen aus einer Zweiliterflasche 

 bestehenden Windkessel einschaltet, durch den die während des Steigens 

 und Nachlassens des Druckes eintretenden pulsatorischen Schwankimgen 

 der Quecksilbersäule gedämpft werden, so dafs das Ablesen des Druckes 

 keine Schwierigkeiten macht. 



Ich kann aber nicht leugnen, dafs meine Methode den wesentlichen 

 Nachteil hat, dafs sie ziemlich umständlich und zeitraubend ist und daher 

 wohl in der Klinik nützlich und für wissenschaftliche Untersuchungen 

 geeignet, aber für den praktischen Arzt am häuslichen Krankenbett nicht 

 recht brauchbar ist. Es müssen die Papierstreifen berufst, die gewonnenen 

 Kurven fixiert, der Sphygmograph genau der Radialarterie adaptiert werden 

 und — was die Hauptsache ist, die Bestimmung des Punktes des minimalen 

 Druckes ist manchmal recht schwierig und verlangt, soll sie zuverlässige 

 Resultate ergeben, eine grofse Genauigkeit bei der Ausmessung der Puls- 

 kurven. 



1) Zeitschrift für klinische Medizin. Bd. 66. 1908. 



-) Dabei darf nicht vergessen werden, dafs der üskowsche Apparat nicht den 

 wirklichen Puls, sondern die durch den Puls in der Luft der Manschette hervorgerufenen 

 Druckschwankungen aufzeichnet, während bei meinem Verfahren das sphygmographische Bild 

 der Pulswelle selbst gewonnen wird. 



