« De nombreuses expériences furent successivement effectuées et abandonnées comme ne donnant pas 

 toute satisfaction, outre qu'elles n'étaient pas réalisables par le voyageur, de la seule convenance duquel 

 j'entendais tenir compte, à l'exclusion de tout autre considération. » 



Et le capitaine George s'y prit si bien qu'il réalisa le seul type de baromètre transportable qu'on puisse 

 recommander pour des voyages tels que le nôtre; son extraordinaire avantage consiste en ce que, pour le 

 transport, on vide complètement la cuvette et le tube qui se réemplissent chaque fois qu'on installe a nouveau 



n 



l'instrument : vingt minutes suffisent à le monter complètement et à faire les premières 

 lectures. 



La méthode de remplissage a reçu, de son découvreur, le nom de « méthode de la 

 corde spirale. » 



Le tube, gradué en cinquantièmes de pouce (soit le 1/2 millimètre) se fixe sur la 

 cuvette en verre au moyen d'un simple anneau en caoutchouc, au travers duquel on le 

 pousse à frottement dur, par un mouvement en spirale. 



On dispose cet ensemble sur le trépied dans la position que montre la figure 1, 

 c'est-à-dire le tube vers le bas, la cuvette reposant sur la plate forme du trépied. 



On enfonce alors «jusqu'au fond du tube » une corde en boyau de chat, tordue 

 sur elle-même, et terminée par une plume d'oie; ensuite on verse avec précaution 

 mercure, qui remplit le tube et la cuvette; grâce à sa forme tordue la corde en 

 « catgut » s'areboute d'elle-même contre le tube et n'est pas projetée au dehors, 

 comme cela tend à se produire de par la densité du mercure. 



On tourne maintenant lentement cette corde sur elle-même; s 

 hélicoïdale la fait s'élever progressivement, les barbes de la plume 

 ramassant et entraînant avec elles les globules d'air, c'est-à-dir 

 sant précisément l'effet des procédés de remplissage à chaud. 



L'opération de retrait complet de la corde spirale ne dure 

 dix minutes ; au fur et à mesure que la corde sort du tube, d 

 mercure y entre et il faut veiller à en reverser dans le réservoir 

 de manière à maintenir toujours bien couvert l'orifice du 

 tube. 



Dès que la corde spirale est dégagée, on visse sur le 

 réservoir un disque de fermeture muni d'un robinet ; on 

 retire le tout du trépied, on opère le retournement avec 

 précaution et l'on voit le mercure baisser dans le tube et 

 prendre sa hauteur d'équilibre atmosphérique; si l'opération 

 a été bien menée, en basculant le tube avec précaution, le 

 mercure viendra frapper le haut du tube en produisant le 

 son métallique si pur indiquant que le vide est obtenu. 



On laisse écouler par le robinet la quantité de mercure 

 qui pourrait être en excès dans la cuvette, et l'on place l'appareil à demeure sur son trépied, comme le 

 montre la figure 2. 



Nous n'entrerons pas dans le détail du mode de suspension assurant aisément la verticalité, non plus 

 que dans le. détail des garnitures en cuivre permettant cette suspension, ni dans la méthode de lecture de 

 l'instrument; ceux que la chose intéresse (et j'entends surtout par là tous les professeurs de physique 

 ouvriront Hints to Travellers, et y trouveront ces divers renseignements. 



Notre but n'est ici que de faire connaître en Belgique un fort intéressant appareil qui n'y est guère connu, 

 et qui mérite, mieux que la fontaine de Héron ou que le tourniquet hydraulique, les honneurs de la descrip- 

 tion dans les cours de physique. 



J'ai le grand plaisir de consigner ici que M. Rousseau, notre vénéré professeur de physique, et M. Eugène 

 Lagrange, professeur à l'École militaire, ont bien voulu me faire connaître qu'après avoir lu la préface du 

 premier de nos mémoires relatifs à nos observations astronomiques, ils ont introduit dans leurs cours la 

 description du baromètre George. 



