578 Stroschein's Injectionsspritze. Bt/cHNER's Zerstäubungsapparat. 



emporgestiegen, dann hört man auf zu ziehen. Vor Vornahme der Fül- 

 lung muss das Aussenrohr soweit über das innere geschoben werden, 

 dass der untere Theil des Kautschukringes etwa über dem mittelsten 

 Theilstrich des Innenrohres steht, weil bei erheblich höherer oder tieferer 

 Einstellung die Ansaugung resp. Expression der Flüssigkeit nur mangel- 

 haft gelingt. Zur Entleerung der Spritze fasst man die Hohlkehle zwi- 

 schen Zeige - und Mittel - Finger , setzt den Daumen auf die Kuppe des 

 Aussenrohrs und schiebt unter gleichmässigem Druck auf dieselbe das 

 äussere Rohr über das innere hinweg, wodurch die Flüssigkeit ausge- 

 trieben wird. — Die Sterilisation geschieht in der Weise, dass das 

 Innenrohr sammt der Canüle sowie das Aussenrohr im Trockenschrank 

 erhitzt und der Kautschukring entweder allein oder ebensogut auch in 

 Verbindung mit dem Aussenrohr in Sublimat gelegt wird. Die anhaften- 

 den gröberen Tröpfchen der Sublimatlösung werden durch Schwenken 

 entfernt. 



Die beschriebene Injectionsspritze ist leicht und sicher zu sterili- 

 siren, sie ist bequem und leicht zu handhaben, man braucht zur Injec- 

 tion nur eine Hand, was die Assistenz entbehrlich macht, man kann sie 

 hinlegen, selbst umkehren, transportiren , ohne Gefahr zu laufen, dass 

 etwas von der Injectionsflüssigkeit in das Aussenrohr oder durch die 

 Injectionscanüle nach aussen abfliesst. Die Spritze ist ferner relativ 

 billig und sie wird schliesslich nicht leicht unbrauchbar, weil die ein- 

 zelnen Theile einer Spritze an Theile einer anderen von derselben 

 Grösse passen, so dass die schadhaft gewordenen Theile durch Reserve- 

 theile wieder completirt werden können. Diese vielfachen Vorzüge des 

 Apparates rechtfertigen wohl genügend seine Empfehlung*. Baumgarten. 



BucLiier (961) beschreibt folgenden, von ihm für Inhalationsver- 

 suche construirten Zerstäubungsapparat: Am Boden eines Reagir- 

 glases befindet sich die bacterienhaltige Flüssigkeit. Durch den das 

 Glas verschliessenden Gummistopfen führen zwei gebogene Glasröhren, 

 von denen die eine bis an den Boden des Gefässes reicht und die üb- 

 liche Zerstäubungsvorrichtuug trägt. Die andere Röhre dient zur Aus- 

 führung des erzielten Nebels aus dem Glase. Durch ein Ballongebläse 

 wird der Apparat in Thätigkeit gesetzt. Grössere Tropfen bleiben in 

 dem Gefässe zurück, so dass der Nebel ein äusserst feiner und der 

 Materialverbrauch ein überaus geringer ist. PetruscJiky. 



1) Wir können uns nacli Prüfung eines ims von dem Herrn Autor freund- 

 lichst eingesandten Exemplars seiner Spritze obiger Empfehlung derselben nur 

 voll und ganz anschliessen. Stroschein's Spritze wird jetzt in unserem Labora- 

 torium viel benutzt. Wir wollen nicht unterlassen hinzuzufügen, dass die 

 Firma Christ. Kob & Co. in Stützerbach in Thüringen die beschriebenen In- 

 jectionsspritzen tadellos anfertigt und zwar in drei Grössen zu' 1,0, 5,0 und 

 10,0 CO für den Preis von 1-2,5 Mark. Ref. 



