Mikrotome. Nährgelatine. Lautenschlägeu's Thermostat. 579 



Kitt's (983) kleiner Artikel enthält eine Empfehlung des Cathcart- 

 Gefriermikrotomes'^ und eines kleinen von Kitt construirten, bei 

 RoHEBECK in Berlin vorräthigen Miuiatur-Sterilisirungsapparat. 



Johne. 



Braatz (960) verweist auf ein bei W. u. H. Seibebt in Wetzlar 

 gearbeitetes kleines Handmikrotom, bei dem in Rücksicht auf 

 bacteriologische Zwecke auf leichte Reinigungsfähigkeit möglichst ge- 

 achtet worden sei. Preis 15-20 Mark. Troje. 



Petri (999. 1000) prüfte verschiedene Präparate Kocn'scher Nähr- 

 gelatine mittels der üblichen chemischen Nachweisungsmethoden auf 

 den etwaigen Gehalt an Nitrat und Nitrit und konnte in allen Präparaten 

 die Anwesenheit von Salpetersäure constatiren, während die 

 salpetrige Säure constant fehlte. Letztere ist demnach, wenn sie in 

 den Gelatineculturen auftritt, stets ein Product des Bacterienstoffwechsels. 

 Es wurde nun zu ermitteln gesucht, von welchen der zur Bereitung 

 der Nährgelatine dienenden Materialien der Salpetersäuregehalt der 

 ersteren herrührt und demgemäss diese Materialien einzeln den Salpeter- 

 säure-Reactionen unterworfen. Es zeigte sich, dass es so gut wie aus- 

 schliesslich die käufliche Gelatine ist, welche den Nitratgehalt des 

 Nährbodens bewirkt. Von den sonst zur Bereitung dienenden Stoffen 

 Hess nur noch das Kochsalz mehrmals deutliche Spuren von Nitrat 

 nachweisen. Spätere Nachforschuugen (durch Wurstee) ergaben, dass 

 die Salpetersäure bei der Herstellung der Gelatine (aus Leimgut) in 

 diese hineingelangt und zwar in Form von Calciumnitrat darin vorhanden 

 ist. Durch dreitägiges Auswaschen in (täglich erneuertem) destillirtem 

 Wasser wird, wie Petei feststellte, das Calciumnitrat aus der Gelatine 

 vollständig ausgezogen. Der 24stündige wässerige Auszug der käuf- 

 lichen Gelatinetafeln enthält, nach Petei's qualitativer Analyse, ausser 

 Salpetersäure und Kalk noch Schwefelsäure, Phosphorsäure und Chlor. 



Baumgarten. 



Abel (954) empfiehlt einen neuen, von Lautbnschläger construir- 

 ten Thermostaten, der sich bei wochenlanger Prüfung auf's beste be- 

 währt hat. Der Thermostat gestattet mit absoluter Sicherheit, sofort 

 jede beliebige Temperatur einzustellen, so dass man an einem Tage 

 bequem 3-4 Temperaturen constant erhalten kann. Erzielt wird dieser 

 bemerkenswerthe Ei'folg durch Anwendung eines neuen elektrischen 

 Contactthermometers und eines mit demselben in Verbindung stehenden 

 elektrischen Brenners. Ersterer besteht aus einer luftleeren Capillar- 



*) Das übrigens sehr empfehlenswerthe Cathcart- Mikrotom wurde 

 schon 1884 im 3. Jahrgang der Zeitschr. f. Mikroskopie und Fleischbeschau, 

 S. 90 von dem bekannten Mykologen Dr. Zimmermann in Chemnitz empfohlen 

 und von dem Mechaniker M. Kohl, daselbst, von dem ich ein solches selbst 

 bezogen habe, gefertigt. Ref. 



37* 



