582 Miquel's neue Methode der bacteriologischen Luftuntersuchung. 



dürfen hier wohl übergangen werden, um noch einigen Bemerkungen 

 über die praktische Brauchbarkeit desselben Platz zu geben. Was uns 

 Verf. über die an seinem Ofen trotz experimentell erzeugter, starker 

 äusserer Temperaturdifferenzen von ihm beobachteten Temperatur- 

 schwankungen berichtet, ist durchaus zufriedenstellend. Während einer 

 fünfmonatlichen Thätigkeit des Brutofens soll die Temperatur sich inner- 

 halb einer Schwankungsbreite von 1 " C. bewegt haben. Freilich, wem 

 eine Gasleitung zur Verfügung steht, der wird, obwohl Gas ein theureres 

 Heizmaterial ist als Petroleum, dem wohlerpropten d'AKSONVAii'schen 

 Thermostaten unweigerlich vor dem Verf. 'sehen Apparat den Vorzug 

 geben, schon weil das Instandhalten einer Petroleumlampe (ein öfteres 

 Auffüllen der Lampe mit Petroleum oder einem Destillat desselben, das 

 Verf. übrigens vorzieht, unnöthig zu machen, verbindet er das Bassin 

 mittels eines Schlauches mit einem grösseren, nur alle 8-12 Tage einer 

 Neufüllung bedürftigen Reservoirs), das öftere, nach der Angabe des 

 Autors täglich zwei- bis dreimal nothwendige Putzen des Dochtes, das 

 gleichmässige Beschneiden desselben etc. etwas unbequem und zeit- 

 raubend sein muss. Immerhin dürfte der beschriebene Brutofen eine 

 schätzenswerthe Aushülfe gewähren, wo eine Gasleitung nicht zur Hand 

 ist. üebrigens darf es wohl auch als ein Vorzug des neuen Thermo- 

 staten angesehen werden, dass er uns von den oft so leidigen Gasdruck- 

 schwankungen gänzlich unabhängig macht. Troje. 

 Miquel (996) veröffentlicht eine neue Methode, die Luft mittels 

 löslicher Filter mikroskopisch zu untersuchend Schon 

 Pasteüe, Fol und Gautier haben die Idee, die Luft zum Zwecke ihrer 

 bacteriologischen Untersuchung durch später leicht auflösbare Stoffe zu 

 filtriren, praktisch zu verwerthen gesucht. Verf. verwendet das von 

 Gautiee empfohlene schwefelsaure Natron als Filtersubstanz , da das- 

 selbe nach seinen ausgedehnten Versuchen vor anderen Stoffen unbedingt 

 den Vorzug verdient. Dasselbe wird als feines Pulver, dessen Körnchen 

 ca. % nsHi Durchmesser besitzen sollen , in einer Menge von 1-2 g in 

 eine 20 cm lange, 5-6 mm breite Glasröhre gethan, innerhalb deren es 

 auf ein Glaswollebäuschchen zu liegen kommt, das seinerseits wieder 

 durch eine Verengerung der Glasröhre an seiner Stelle festgehalten wird. 

 Das obere Ende der Röhre, durch welches die Luft bei der Aspiration 

 einströmt, wird durch einen aufgeschliffenen Helm, das untere durch 

 einen Glaswollepfropfen vor Verunreinigung geschützt. Vor dem Fil- 

 triren wird der Apparat im Trockenschrank bei 180 ^ sterilisirt und nach 

 dem Filtriren das Filterpulver in Wasser gelöst und nach seiner Me-- 

 thode der fractionnirten Aussaaten in eine Anzahl Bouillon- oder Gelatine- 

 Culturfläschchen vertheilt. Verf. erhielt bei vergleichenden Versuchen 

 ebenso genaue Resultate mittels dieses neuen Verfahrens wie mit dem 



») Cf. d. vorjähr. Ber. p. 529. Red. 



