Die Kenntnis der Wasserbewesungen in der Ostsee hat sich erst seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts allmählich entwickelt. Einen Grund hierfür dar! man ohne Zweifel in der Tat- 
sache sehen, daß in diesem Meeresbecken die Gezeiten gar keine oder doch nur teilweise sehr 
geringe praktische Bedeutung haben. Die Forscher in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
waren sich nicht darüber einig, ob man in der Ostsee überhaupt von Gezeiten reden könnte. 
Indessen sind in den letzten Jahrzehnten diese Zweifel endgültig beseiligt und zwar an der Hand 
der Aufzeichnungen von Pegeln, die an verschiedenen Orten der deutschen Ostseeküste, wie in 
Kiel, Marienleuchte, Travemünde, Wismar, Warnemünde, Arkona, Swinemünde, Pillau und 
Memel und weiter an der schwedischen und finnischen Küste, beispielshalber seien hier Björn 
und Hangö genannt, aufgestellt sind. Für eine größere Anzahl der obengenannten Orte sind 
bereits die Pegelaufzeichnungen analysiert worden. Die Resultate bestäligen dann immer wieder 
die Tatsache, daß trotz ihrer geringen Größe die Gezeitenwelle überall wahrzunehmen ist. Sie 
wird aber oft von anderen stärkeren, unperiodischen Schwankungen. des Wasserspiegels über- 
lagert und ihre Wirkung vielfach durch Einflüsse meteorologischer Art herabgeschwächt. Es 
soll nun der Versuch gemacht werden, für Kiel die Wasserstandsregistrierungen in ähnlicher 
Weise wie es für mehrere der erwähnten Orte geschehen ist, zu analysieren. 
Das Material, auf dem die nachstehenden Betrachtungen fußen, bilden die Aufzeichnungen 
des Flutmessers in Kiel. Dieser Flulmesser ist am Ostufer des Halens auf dem Gelände der 
Kaiserlichen Werft in Gaarden aufgestellt und befindet sich im Besitze derselben. Der frühere 
elektrische Flutmesser ist vor reichlich vier Jahren einem selbstregistrierenden Luftdruckpegel 
gewichen, welch letzterer im folgenden kurz skizziert sei. In einem Brunnen bewegt sich nicht, 
wie im allgemeinen üblich, der Schwimmkörper selbst. An seiner Statt ist dort vielmehr eine 
feststehende Taucherglocke angebracht, von der ein Bleirohr ausgeht und zu einem mit Queck- 
silber gefüllten Kommunikationsrohr führt, in dessem freien Schenkel auf der Oberfläche des 
Quecksilbers erst der Schwimmer sich befindet. Schwankt die Oberfläche des Wassers in dem 
Brunnen hin und her, so führt die in der Taucherglocke und dem Leitungsrohr befindliche Luft 
dieselben Bewegungen aus. Die Luftsäule überträgt diese Bewegungen auf das im Kommuni- 
kationsrohr vorhandene Quecksilber und somit auf den Schwimmer derart, daß einem Steigen 
des Wassers im Brunnen eine Aufwärtsbewesung des Schwimmers und umgekehrt, einem Fallen 
des Wassers ein Sinken des Schwimmers entspricht. Von dem Schwimmer aus wird nun in 
der gewöhnlichen Weise die Bewegung auf einen Zeiger übertragen und von diesem auf Ko- 
ordinatenpapier. Eine derartige Anordnung der einzelnen Teile des Flutmessers hat eine be- 
quemere Handhabung desselben ermöglicht. Der Brunnen mit der Taucherglocke befindet sich 
am Ufer, das Kommunikationsrohr mit Schwimmer und Registriertrommel in einem entlernter 
liegenden Gebäude; die Verbindung zwischen beiden stellt das oben erwähnte Leitungsrohr her. 
