ni 



426. J'ai parlé à dessein de ce dernier microsco- 

 pe , parceque, quoiqu'il n'ait pas été exécuté d'une 

 manière satisfaisante, il est la base du microscope 

 pancralique. En effet, en rendant la distance entre 

 l'imaginif et l'objectif, au lieu de stable ( — e) qu'elle 

 était , variable, on a (en prenant les longueurs fo- 

 cales des lentilles et leurs distances stables [E et 

 e] d'une juste proportion) mon microscope panera- 

 tique. 



Outre le grossissement plus considérable , qu'il 

 produit en comparaison du microscope à trois ver- 

 res, il présente encore, de même aussi que celui de 

 M. Selligue, le grand avantage d'admettre , même 

 avec ce surcroît en grossissement , toutes circon- 

 stances d'ailleurs égales , un plus grand éioigne- 

 ment de l'objet. Avantage qui , lorsqu'il s'agit de 

 dissections microscopiques (de microtomie) devient 

 d'un grand poids. 



h. Microscope horizontal ou prismatique. 



427 '. Le microscope horizontal qui présente l'ima- 

 ge dans un plan vertical en regardant à travers 

 un oculaire situé au bout d'un tuyau (ou corps) 

 horizontal, présente par cela même les deux avan- 

 tages suivans et qui le rendent fort commode : 



A°. L'observateur peut (et doit même) faire ses 

 observations étant assis , et non debout, comme 

 pour la plupart des instrumens verticaux ; ce qui 

 rend son emploi beaucoup moins fatiguant. 



