ш 



une perte , quelque petite qu'elle soit , de clarté , 

 et le même instrument sans prisme , montrerait 

 les images encore plus nettes. 



429. On peut , en dernier lieu , pour éviter au 

 moins la perte de lumière auprès des faces catlvé- 

 tales , construire un oculaire prismatique } où le 

 verre collectif lui-même fonctionnerait de prisme. 

 Pour cela, au lieu d'une lentille collective, il fau- 

 drait prendre un prisme rectangulaire isocèle dont 

 les faces catliétales seraient , non planes , mais 

 spliériques (au moiiis l'une d'elles, pour remplacer 

 le collectif piano-convexe ). Seulement alors on 

 aura à observer , que la distance du collectif à 

 l'oculaire devienne suffisante pour obtenir une 

 partie (oculaire) de l'instrument horizontale assez 

 longue , pour qu'elle admette un usage commode 

 de la chambre lucide. 



Manière de déterminer le grossissement 

 par un microscope compose. 



430. On a pu voir dans ce qui précèle (§§ 117 

 — \ 25) la marche à suivre pour trouver d'après 

 ses élémens le grossissement obtenu par un micro- 

 scope composé quelconque. Mais ce mode d'opérer, 

 outre qu'il demande la détermination par l'expé- 

 rience de plusieurs élémens (Jeux, quatre, ou or- 

 dinairement trois verres, et une, trois, ou ordinai- 

 rement deux distances) , lors même qu'ils seraient 

 exactement définis , manque cependant encore 



