249 



blanc, sur laquelle, en observant le micromètre, on 

 fera à l'aide du miroireau deux marques au crayon 

 aux endroits où l'on verra deux lignes voisines du 

 micromètre; l'espace entre ces marques, mesuré 

 en prenant chaque trait du micromètre pour 

 unité , équivaut à l'amplification. Soit le micro- 

 mètre divisé en ; 01 mm , la distance des marques 

 au cpayon = J lO mm ; le grossissement (linéaire) sera 



40 



de • = 4000; et quand les marcrues se trouvent 



0,01 ^ X 



à / l mm , l'amplification sera de 400 fois. 



-1 34-- La seconde méthode pour trouver le grossis- 

 sement qu'un microscope composé procure , em- 

 ployée de préférence par les micrographes français, 

 s'sccorde, quant à l'essentiel, avec celle de Jacquin. 

 La seule différence consiste en ce que , pour pro- 

 duire la réflexion, on emploie, au lieu du miroi- 

 reau de Sommer ring y une chambre claire (ou pro- 

 prement une chambré lucide; mais j'ai conservé 

 l'autre expression , pour me conformer à l'usage 

 reçu ) , ordinairement en verre , par exemple une 

 mince bande en verre bien polie et ayant les deux 

 surfaces exactement parallèles , que l'on incline 

 aussi au-dessus de l'oculaire à l'angle de 4-5 degrés. 

 On trace en même tems au crayon les traits du 

 micromètre objectif sur une feuille de papier blanc 

 maintenue à la distance de la vision nette. Le rap- 

 port des distances de ces traces aux traits du mi- 

 cromètre indiquerait le pouvoir amplifiant de l'in- 

 strument. Ce n'est que dans cette plus grande sim- 



