253 



Mensuration des objets microscopiques , 

 ou micrometrie. 



\Ъ1 . Une fois le grossissement par l'instrument 

 connu pour chaque disposition de ses lentilles, rien 

 de plus facile que de trouver la grandeur absolue 

 de l'objet observé , pourvu qu'on soit muni d'un 

 miroireau de Sömmerring, ou bien d'une chambre 

 claire convenable. On n'aura qu'à tracer au crayon 

 sur une feuille de papier blanc , disposée comme 

 il a été dit (§ -1 33), les limites de l'objet, mesurer 

 leur distance , et la diviser par le grossissement. 

 Supposons que les traces de l'épaisseur d'un objet 

 quelconque (p. e. d'un cheveu) se trouvent à l'espa- 

 ce de 3 mm avec un grossissement de 400 fois; on 

 aurait G = t~ nm pour le diamètre réel de l'objet. 



438. Une seconde méthode consiste à employer 

 une labiette porte-objet (platine), munie d'un chai- 

 se mouvant à l'aide d'une vis micrométrique, très 

 exactement travaillée, et garnie à l'extrémité libre 

 d'un disque divisé sur son pourtour en parties éga- 

 les (centésimales), qui peut encore être muni d'un 

 vernier ou nonius sur lequel on pourra voir même 

 les dixièmes (ou autres parties) des degrés du dis- 

 que. Au foyer de l'oculaire il faut établir deux fils 

 croisés ou un mince verre rayé de deux lignes 

 droites croisées , passant par le centre du champ 

 de l'instrument. Cette vis, produisant un déplace- 

 ment effectif de l'objet (que, dans le sens de l'un 

 des fils, on fait mouvoir de façon qu'il louche l'an- 



W 



