SECTION DEUXIÈME. 

 BU MICROSCOPE P ANCR ATIQU E. 



CHAPITRE I. 



Principes sur lesquels sa construction repose. 



446. "Si avec un microscope composé d'une 

 construction quelconque on observait , au lieu de 

 l'objet, son image déjà amplifiée un certain nom- 

 bre de fois , on obtiendrait un grossissement plus 

 fort, que sans ce concours de circonstances. 



Or, pour obtenir un microscope pancratïque (*) 

 il s'agirait de trouver un arrangement tel , que 

 l'on pût facilement obtenir des images qui fussent 

 multiples (en grandeur) des objets un différent 

 nombre de fois, on, d'un autre côté moindres que 

 l'objet lui même autant de fois qu'on le voudrait. 

 Voici comment on peut y parvenir.» 



Ш7, «On n'a qu'à faire glisser le corps cylin- 

 drique d'un microscope composé, muni d'un obje- 

 ctif d'une force convenable, dans un autre tuyau 

 extérieur plus large ( comme dans les lunettes 



( * ) C. à d. à lout grossissement , de яаѵ lout et y-Qfiroq 

 pouvoir. 



