261 



d'approche ) , garni de même au bout inférieur 

 d'un autre objectif. Ce dernier objectif formera 

 au-dedans du tuyau une image de l'objet qui sera 

 d'autant plus grande, qu'elle se trouvera plus di- 

 stante de ce même objectif; image qui, à son tour, 

 servira d'objet pour le microscope intérieur. Voilà 

 pourquoi je propose aussi, pour avoir une nomen- 

 clature nette de cet assemblage, de nommer l'obje- 

 ctif du microscope intérieur imaginif , parcequ'à 

 son aide on n'observe plus l'objet même, mais bien 

 son image. » 



- 4^8. «Pour me faire mieux comprendre je donne 

 ici la figure (Tab. IV. b. Fig. 7) du corps de l'in- 

 strument , el l'indication des proportions de ses 

 élémens telles que je les juge convenables pour 

 une première expérience. Soit 

 AB le microscope intérieur. 

 Proportions de ses parties: 

 Foyer de l'oculaire EF — \ U pouce (ouverture 



de i") ; 

 Distance de là au diaphragme GH = 4" } (ou- 

 verture de même ^") ; 

 Distance de là au collectif JK— \" ; 

 Foyer du collectif JK — Ъ 1 ' (son ouverture pour- 

 ra aller jusqu'à ^~')- 

 Distance de l'imaginif LM telle , qu'elle donne 

 en G H (avec le collectif JK) une image 40 

 fois aussi grande que l'objet; qui serait donc 

 pour un imaginif de %Л' lignes de foyer de 

 b\" de pouces (ou de Я pouces environ de JK}; 



