272 .. 



celui du microscope intérieur et par f et f les 

 foyers de l'objectif et de l'imaginif. 



458. Ensuite il faudra considérer, que la lon- 

 gueur du microscope intérieur ne doit pas être prise 

 inutilement trop considérable d'un côté , pour que 

 l'instrument entier ne devienne pas trop volumineux; 

 ni trop petite en comparaison du foyer de l'obje- 

 ctif d'autre part, sans quoi pour les moindres gros- 

 sissemens il faudrait l'enfoncer de plus de sa lon- 

 gueur dans le tube extérieur , ce qui ne pouvant 

 se faire sans rendre l'observation impossible , il 

 faudrait, raccourcir le tube extérieur, et par là res- 

 serrer les limites de la pancratisation. Comme donc 

 pour l'amplitude de 1 h. A (au grossissement le 

 plus considérable que nous nous proposons d'obte- 

 nir par le microscope entier) , le microscope inté- 

 rieur devra parcourir dans le tuyau extérieur Yes- 



Af 

 расе de , et ainsi l'imaeînif se trouver à la 



Af . 



distance de f -\-\Л — de l'objectif; et comme, 



d'un autre côté il doit pouvoir être renfoncé jus- 

 qu'à obtenir la plus basse limite de grossissement 

 projetée, soit m , il est évident que pour pouvoir 

 se trouver encore alors avec son oculaire seule- 

 ment au niveau de l'endroit où, au plus fort gros- 

 sissement se trouvait son imaginil , il devrait être 



{A—mXf .-'/' 



Ions de ; ou, si Ion voulait m = 0, c. à 



8 ' ' 



