273 



d. pour limite inférieure de grossissement zé /ю , 



At 

 == — — . Mais comme pour qu'il reste encore ferme 



Ш l 



à sa place au plus fort grossissement, et cela sans 

 dévier d'axe, il est indispensable que le tuyau ex- 



térieur soit plus long que^n-f H , il faudra au 



moins ajouter encore une suffisante longueur (p. e t 

 au moins le diamètre du tube) à la longueur pré- 

 cédente; excepté cependant si^+f devenaient as- 

 sez considérables (ce qui n'est pas à présumer) et 

 où en ajoutant quelque cbose à la longueur du 

 microscope intérieur au-dessous de son imaginif, on 

 pourrait gagner assez de stabilité; ou bien, si pour 

 limite inférieure d'amplification on mettait un nom- 



m f . 

 bre tel que— devienne suffisante aussi pour obte- 

 nir cette stabilité. 



1 59. De ces observations on peut donc déduire 

 les règles générales suivantes : 



-1° Le microscope intérieur doit constamment 

 être plus long que l'espace qu'il doit parcourir pour 

 les limites de variations de grossissement projetées ; 



2° De même le tuyau extérieur; sauf les cas : 



3° Où l'espace qui n'est pas employé (la distance 

 de l'objectif à l'imaginif) devient suffisamment con- 

 sidérable pour pouvoir procurer au microscope in- 

 térieur, durant le plus fort grossissement, la stabi- 

 lité nécessaire par son allongement au-dessous de 

 son objectif (imaginif) ; 



