275 



espace à parcourir par le microscope intérieur de 

 2| pouces. Alors, selon les limites du grossissement 

 qu'on désirerait obtenir, on varierait convenable- 

 ment la force du microscope intérieur long de pres- 

 que Ц- pouces. Supposons que nous puissions pren- 

 dre 30 pour limite inférieure du grossissement et 

 330 pour supérieure; tout cet espace de Щ pouces 

 divisé en 300 parties égales désignera l'espace que 

 devra parcourir le microscope intérieur d'un gros- 

 sisseu)ent à un autre différent d'une unité. Donc 



3'" ; x 25'" 3"' 900'" 



Ц" : 300=— (§ 457); = — ; 21 = - = 36. 



21 ^ ; 300 % 25"' 



Si on fixait les limites entre 100 et 500, on aurait 



25'" 3'" 1200 ^ 



< = : 21= = 48. Ou voit cru il ne saurait 



Л00 81 25 1 



être en pratique aucunement difficile de construire 

 un microscope joignant cette dimension (de pres- 

 que Ч-") à ce pouvoir d'amplification (de 36 à Л8 

 fois) ; et encore au plus fort grossissement il reste- 

 rait enfoncé de son bout inférieur dans le tuyau 

 de l'objectif d'à-peu-pres un pouce, ce qui pour la 

 fixité d'un instrument aussi petit est plus que suf- 

 fisant. Et encore ces instrumens donneraient (ou 

 pourraient du moins donner) tous les grossissemens 

 inférieurs , si le reste de la monture admettait la 

 possibilité d'une variation proportionnelle de la 

 distance de la platine à l'objectif. On peut en con- 

 clure que l'un des avantages de la construction 

 flu microscope pancratique consiste encore en ce 



