276 



qu'elle permet d'y combiner un volume peu con- 

 sidérable avec un pouvoir amplifiant très grand. 



461. Quant à l'aptitude de mesurer par l'instru- 

 ment les objets observés , on comprend aisément 

 qu'un micromètre en verre quelconque , dont les 

 traits ne seraient seulement pas trop resserrés , 

 pour pouvoir encore les distinguer bien nettement 

 en le mettant sous l'action de l'oculaire, aura tou- 

 jours à un certain allongement de l'instrument une 

 valeur déterminée raisonnable (c. à d. décimale). 

 Soit p. e. le grossissement par l'instrument à la 

 plus baute limite de -1000 fois , celui de l'oculaire 

 seul de 40 fois , il est clair qu'alors à cet allonge- 

 ment extrême l'image (presque) au foyer de Госи- 

 laire sera 400 fois plus grande que l'objet. En y 

 plaçant donc un micromètre qui aurait 20 traits 

 sur le millimètre , on y pourrait mesurer directe- 

 ment jusqu'à x -^5 de millimètre, et les traits paraî- 

 traient encore (pour la vue moyenne) distant de 

 0, б"" 11 . Mais les limites du pouvoir amplifiant pou- 

 vant dans cette construction , sans beaucoup aug- 

 menter le volume de l'instrument, être portées beau- 

 coup plus haut, et surtout l'oculaire micrométrique 

 considérablement renforcé en y employant, en guise 

 de simple lentille, un doublet, on peut espérer 

 d'atteindre facilement la valeur de 0,№0\ тш pour 

 cliaque trait du micromètre, pourvu toutefois qu'on 

 ait pris soin que l'éclairage reste suffisant. Ce qui 

 certainement est déjà une unité mierométrique fort 

 délicate. On comprend du reste qu'ici, comme pour 



