278 



463. On comprend de même que pour rendre le 

 microscope pancratique horizontal, si on le jugeait 

 nécessaire , on agirait de même qu'avec tout autre 

 instrument, soit en suivant la méthode & Лтісі , 

 soit celle de Fraunhofer (§ 428) ; ou , ce qui vau- 

 droit mieux à ce qu'il me semble pour réunir les 

 avantages de ces deux constructions, sans être ob- 

 ligé de dévisser et de revisser quelques pièces, en 

 construisant (comme il a été dit plus haut (§ 129) 

 un oculaire horizontal particulier à collectif pris- 

 matique et à écartement de l'oculaire suffisant pour 

 que le bras horizontal devienne long p. e. de 6" 

 ou au moins de h pouces. J'ai déjà engagé Mr. 

 l'Ingénieur Chevallier d'essayer de construire un 

 pareil oculaire , qui certainement présenterait l'a- 

 vantage de pouvoir adapter aussi au microscope 

 pancratique une chambre claire , servant à dessi- 

 ner les images grossies. 



Eclairage. 



^6Ч. Dans tout ce qui précède j'ai omis à des- 

 sein de parler de l'éclairage convenable des objets 

 durant l'emploi des microscopes. Il est évident que 

 chaque microscope (même simple) ayant un pou- 

 voir amplifiant toujours assez considérable, la' clarté 

 du jour ne suffirait pas pour éclairer les objets à 

 un degré nécessaire pour laisser voir les images 

 assez distinctement. Chaque microscope aura donc 

 besoin d'un éclairage artificiel, qui pour les corps 



