280 



rences en épaisseur de l'objet transparent, au point 

 que des membranes fort minces , et même leurs 

 Lords libres, leurs doublures et leurs plis resteraient 

 imperceptibles, ou plutôt cesseraient d'être visibles; 

 et qu'enfin l'objet lui-même tout-entier comme «o;'e 

 dans une clarté trop considérable ne serait vu que 

 très imparfaitement. 



4 66. De là deux règles concernant l'éclairage pour 

 les microscopes: 



A° Plus un microscope , les autres circonstances 

 toutes égales, est clair , plus il est parfait. Effecti- 

 vement alors il admettra un éclairage de l'objet 

 moins fort qu'un autre moins clair, et pourra donc 

 laisser apercevoir encore des détails délicats qui 

 pour l'autre déjà disparaissent. 



2" 11 ne faut jamais éclairer plus fort , surtout 

 des objets bien délicats, que juste autant qu'il est 

 nécessaire pour en bien distinguer tous les détails. 

 En conséquence de cela on tâche de ménager la 

 lumière pour les plus faibles grossissemens, soit en 

 disposant sous la tablette objective un diaphragme 

 excentrique à plusieurs ouvertures de plus en plus 

 étroites, qui toutes peuvent à volonté être amenées 

 l'une après l'autre sous l'objet, pour n'y laisser ar- 

 river que juste ce qu'il faut de lumière ; soit 

 (comme on le fait à Munich) en employant un 

 diaphragme à une seule ouverture convenablement 

 calculée , mais mobile de haut en bas , pour pou- 

 voir, en l'abaissant de plus en plus dans les cônes 

 lumineux arrivant du miroir, modérer graduellement 



