285 



Tout ce corps d'instrument est finalement sup- 

 porté par un sous-pled ZZ en forme de boîte de 

 laiton en fer à cheval, remplie pour plus de fixité 

 de plomb fondu - 



Cette partie supporte au moyen de deux pieds 

 la platine objective J , sur laquelle est fixement 

 montée la colonne M, qui dans le canon fendu G 

 qu'elle soutient , reçoit à friction et à ressort l'in- 

 strument même. 



L'éclairage se fait au moyen du miroir concave 

 L qui, par le boulon crénelé P , peut être incliné 

 convenablement pour envoyer par la petite ouver- 

 ture circulaire R les rayons de lumière sur l'objet, 

 qu'on place sur un porte-objet en verre (une lame 

 de verre) au-dessus de cette ouverture sur la pla- 

 tine J. Au-dessous de celle-ci il y a encore un 

 diaphragme fixe percé d'une fort petite ouverture, 

 concentrique avec l'ouverture R. 



Pour pouvoir rapprocher ou écarter l'objectif de 

 l'objet conformément aux divers grossissemens , Ja 

 colonne M peut être allongée ou raccourcie en 

 tournant la tête de vis molettée O. 



De plus l'instrument peut, à la main, être baussé 

 ou baissé dans le canon G. Mais, pour empêcher 

 qu'il ne s'use trop vite et que l'objectif puisse en 

 touchant l'objet être endommagé, le microscope est 

 garni d'un côté (ou en avant) d'un lardon JT, en- 

 trant dans une entaille faite aux deux bords du 

 canon fendu jusqu'à une profondeur qui empêche 



49* 



