287 



un peu plus haut , d'un collectif particulier RS j 

 aussi aplanatique et d'un foyer assez court. 



Mr Chevallier ajoute à cet instrument un autre 

 oculaire tout-pareil , mais micrométrique ', donnant 

 à un certain allongement de l'instrument indiqué 

 sur le corps du microscope intérieur , directement 

 des 0,002 mm , ou même des 0,00 l mm , c. à d. des -*- 

 ou — — de millimètre , ainsi qu'un micromètre 

 objectif en verre de cent traits sur le millimètre, 

 au moyen duquel l'observateur pourra vérifier le 

 micromètre oculaire et les indications des grossis- 

 semeus tracées sur le microscope intérieur. 



On peut voir sur la figure 4 le micromètre ocu- 

 laire de la valeur des traits de ■— '— de millimètre 

 tel , qu'il se présente durant son emploi pour un 

 observateur doué de la portée de la vue moyenne 

 (de 8 à 9 pouces). 



472. Pour éclairer convenablement les corps opa- 

 ques il y a une grande lentille éclairante, repré- 

 sentée moitié de grandeur naturelle sur la figure 3, 

 montée sur un sous-pied à-part , et qui admet en 

 allongeant ou raccourcissant , et en tournant son 

 pied composé d'un canon extérieur fendu E et 

 d'une tige D qui y entre à friction et ressort, et 

 en tournant le boulon C, tous les mouvemens pos- 

 sibles et nécessaires pour la disposer de la manière 

 la plus avantageuse. Elle et composée de deux, 

 lentilles piano-convexes montées dans le même ca- 

 dre en laiton. 



