292 



ctives ou de faire quelqu'autre opération que ce 

 soit : toutes choses requises par les autres instru- 

 inens . 



•176. Ayant une fois allongé pendant l'observa- 

 tion la colonne M (fig. 4) autant, que sous le plus 

 faible grossissement l'instrument soit abaissé dans 

 le canon G jusqu'à ce que le lardon X ait atteint 

 le fond de l'entaille du canon destinée à le loger, 

 on est sûr que , quelque objet qu'on place sur la 

 platine , il se trouvera toujours assez exactement 

 au foyer de l'objectif, si toutefois ou a employé , 

 comme il le faut, des verres porte-objets de la 

 même épaisseur, pour l'apercevoir à l'instant même, 

 et pour le faire paraître dans la plus grande et 

 admirable netteté en tournant doucement de la 

 main droite la tête de vis-allonge O. 



Donc il se trouve aussi que l'instrument , si fa- 

 cilement ôté de sa caisse, est pointé juste pour l'ob- 

 servation; tandis qu'avec les autres microscopes il 

 faut souvent encore chercher quelque tems , avant 

 qu'on réussisse à mettre l'objet au foyer de l'ob- 

 jectif. 



Si l'on veut passer de la partie de l'objet qui se 

 trouvait dans le champ du microscope à l'obser- 

 vation des autres, on se servira, comme avec tous 

 les autres instrumens , des pouces et des index 

 des deux maius en les appuyant, de même que les 

 autres doigts , sur la platine , pour déplacer tout 

 doucement le verre porte-objet. 



