293 



Mais ici on sera aussitôt fortement surpris qu'a- 

 vec le microscope pancratique, on exerce ces dé- 

 placemens avec une précision et une adresse, qu'on 

 ne supposait pas possible. C'est qu'il arrive que 

 les poignets et les bras même des deux mains re- 

 posent exactement sur la table : ainsi a été ména- 

 gée la hauteur de la platine ; ce qui , encore une 

 fois, n'arrive pas avec les autres instrumens. 



Ml. Si maintenant on juge convenable d'obser- 

 ver certains détails sous une amplification plus con- 

 sidérable , on met le pouce et l'index et même le 

 troisième doigt de la main droite sur le boulon N 

 (fig. 4) et ceux de la gauche sur la tête de vis O. 

 Alors, sans cesser d'observer, on tourne ces deux 

 boulons toujours en proportion pour garder l'image 

 nette; on ralentit de tems en teins ce mouvement 

 pour qu'en ne le continuant que par un seul de 

 ces boulons , l'objet se trouve pointé aussi exacte- 

 ment que possible , et on s'arrête à l'amplification 

 que l'on juge la plus convenable. Finalement on 

 revient sur ses pas au plus faible grossissement. 

 Ces mouvemens de l'instrument sont tellement sûrs 

 que l'objet ne quittera jamais le champ de l'in- 

 strument; mais comme aux plus forts grossissemens 

 il peut arriver que justement la partie de l'objet 

 que nous désirons bien examiner dépasse les bords 

 du champ, il faudra s'arrêter un instant, et, avec 

 les deux mains, déplacer un tant soit peu le verre 

 porte-objet. 



478. Désirant mesurer des corps transparens , ou 



