319 



aussi un moyen sûr de micrométrie. C'est pour 

 quoi, voulant m' honorer encore en y joignant aussi 

 la méthode que je me suis efforcé de prouver fort 

 avantageuse (*), il y a bien voulu ajouter un ocu- 

 laire micrométrique particulier, où il a divisé un , 

 ou un demi centimètre en cent parties égales (où 

 donc la valeur absolue de chaque trait est pour le 

 premier cas de J i mm et pour le second de 0,05^, 

 et qui , à l'allongement désigné sur Г instrument , 

 procure directement des 0,002 Ce. à d. -^) ou des 

 0,001 (ou ~) de millimètre. 



201. Trois fois cet instrument a été soumis au 

 jugement de corps sa vans. 



En premier lieu Mr. Chevallier l'a présenté à 

 l'Athénée des Arts de Paris qui , sur un rapport 

 très favorable qu'en a fait une commission qu'elle 

 en avait chargée , nous adjugea , à Mr. Chevallier 

 et à moi, le maximum de récompense. 



202. Puis, après l'arrivée de l'instrument à Mos- 

 coiij Son Excellence Monsieur le Comte $troganoß y 

 Curateur de l'Université Impériale et Président de 

 la Société des Naturalistes de cette ville, chargea 

 une commission particulière de l'examiner avec 

 attention et de lui en faire son rapport. Sur la 

 lecture de ce rapport , 1res flatteur pour moi , la 

 Société a jugé convenable de nous voter une vêy 



(*) -Dans nia Notice citée sur les avantages des micromètres 

 p. <4 suivv. 



