323 



Cet instrument a encore sur les autres micro- 

 scopes l'avantage de donner non renversée l'image 

 de .l'objet.» 



205. 11 pourrait de même se faire , sans que 

 j'ose le prétendre absolument , vu que les indica- 

 tions à ce sujet n'y sont pas suffisantes, qu'un in- 

 strument dont il est fait mention dans un ouvrage 

 de Mr. Charles Chevalier , Ingénieur Opticien re- 

 nommé à Paris, soit de même construit d'après mon 

 principe du microscope pancratique. 



<(Je saisirai l'occasion» dit Mr. Chevalier (*) 

 « pour dire un mot d'un petit microscope que je 

 nommerais volontiers diamant. Cet instrument , 

 dont tout les verres sont acliromatiques , n'a pas 



(*) Des microscopes et de leur usage. Paris. 1839. 8°, page 

 255. Tout cela se trouve clans un Xlll ü,ne chapitre, écrit évi- 

 demment après que l'ouvrage entier fut terminé. — J'observerai 

 encore que , si les auteurs, comme celui de cet ouvrage et Mr. 

 Moser f Anleitung zum Gebr. des Microscopes. Berlin. 1839), et 

 déjà peut èlre Mr. Mandl, sont certainement, quoique leurs tra- 

 vaux soient postérieurs même à la mise en vente du microscope 

 pancratique, excusables de ne pas en avoir fait mention, vu que 

 je n'en avais pas encore publié la description, quoique cepen- 

 dant il fût connu du public soit par les registres de l'Athénée 

 des Arts , soit pas les Journaux , le lecteur maintenant , et le 

 monde littéraire en général,, sauront à quoi s'en tenir si dans un 

 ouvrage postérieur à mon travail on n'en parle pas: ils sauront 

 que l'auteur aura disserté sans connaissance de cause et sans 

 connaître le plus essentiel et le plus admirable perfectionnement 

 dont ce genre d instrumens est susceptible. 



