47 



Es rührt dies daher, dass das weitere Streifensystem, wie ja nach 

 der Formel I in § 67 ohne weiteres klar ist, einander näher liegende 

 Beugiingsspectra liefert.*) 



§ 70. Benützt man ferner zur Erzeugung des Beugungsbildes ein 

 stärkeres System, resp. ein solches mit grösserem Oeffnungswinkel, so 

 wird zwar eine noch grössere Anzahl von Beugungsspectren sichtbar; 

 doch wird das Beugungsbild auch immer kleiner, so dass es bei starken 

 Objectiven in der obigen Weise nicht mehr beobachtet werden kann. 

 Verfügt man jedoch über ein Mikroskop mit ausziehbarem Tubus, so kann 

 man das so erhaltene Beugungsbild dadurch vergrössern, dass man an 

 das untere Ende des inneren (ausziehbaren) Tubus ein schwaches Objectiv 

 anschraubt, in der gewöhnlichen Weise ein Ocular aufsetzt und mit dem 

 so gebildeten Mikroskop das Beugungsbild betrachtet. 



§ 71. Ausserdem sind zur mikroskopischen Beobachtung der Beugungs- 

 bilder namentlich die mit regelmässigen Structuren versehenen Schalen 

 vieler Diatomeen sehr geeignet. So beobachtet man z. B. bei Pleurosigma 

 angulatum unter Anwendung eines starken Systemes — am besten Oelim- 

 mersion — , dass das nach Entfernung des Oculars sichtbare Bild der 

 Blendung von 6 um dasselbe gleichmässig vertheilten Beugungsspecten 

 umgeben ist, die um so reinere Spectralfarben- zeigen, je mehr man die 

 Oeffniing der Blendung verkleinert. 



2. Die Entstehung des seeundaren Bildes. 



§ 72. Wie bereits in § 63 kurz hervorgehoben wurde, entsteht 

 das Bild des Objectes (0 O t , Fig. 34) durch Interferenz der einzelnen 

 Elementarwellen, die von den im vorigen Abschnitt besprochenen Beugungs- 

 spectren, die in der Ebene P' 2 V\ liegen, ausgehen. Es lässt sich denn 

 auch in der That für die einfacheren Fälle durch exaete Berechnungen 

 nachweisen, dass in dieser Weise ein vollkommen ähnliches Bild 

 einer Structur entsteht, sobald von dem betreffenden Objec- 

 tive das gesammte Beugungsbild aufgenommen wird, dass 

 dagegen von einer Structur überhaupt nichts im mikro- 

 skopischen Bilde sichtbar ist, wenn nicht ausserdem directen 

 (weissen) Bilde der Lichtquelle mindestens ein Beugungs- 

 spectrum in das betreffende Objectiv gelangt. 



Leider sind nun aber diese Berechnungen zu compliciert, um sich 

 hier in Kürze wiedergeben zu lassen, wir wollen uns deshalb auch auf 



*) Dass man in diesem Falle das ganze Beugungsbild, das ja ein raelles Bild 

 der Lichtquelle darstellt, nicht gleichzeitig übersehen kann, rührt von der grossen 

 Entfernung und dem geringen Oeffnungswinkel des Auges her (cf. § 42). Das Büd 

 auf einem durchsichtigen Schinne aufzufangen, gelingt bei der geringen Lichtstärke 

 nicht gut. , 



