63 



die Grösse der Austrittspupille des Mikroskops im Verhältnis zur Ein- 

 trittspupille relativ gering ist. Sie ist ja in unserer Figur so klein, dass 

 sie nicht einmal den relativ kleinen Oeffnungswinkel des Auges ausfüllt. 

 Üebrigens wird ja schon der vom Objectiv ausgehende Strahlenkegel 

 (J 1 P'J 2 ) einen um so kleineren Oeffnungswinkel besitzen, je weiter 

 der Punkt P' von dem Objectiv entfernt ist; durch die Collectivlinse wird 

 dann allerdings eine kleine Vergrösserung des Oeffnungs winkeis hervor- 

 gebracht, durch die Augenlinse wird aber wieder eine bedeutende Ver- 

 kleinerung desselben bewirkt. 



§ 90. Der Zweck des für durchfallendes Licht bestimmten Beleuch- 

 tungsapparates ist es offenbar, auf das in der Ebene PP X befindliche 

 Object einen Strahlenkegel von ausreichender Oeffnung fallen zu lassen. 

 In unserer Construction ist nun die einfachste Annahme gemacht, dass 

 der vom Condensor (BB) gelieferte Strahlenkegel den Oeffnungswinkel 

 des Objectivs gerade ausfüllt. Wenn sich die unter dem Condensor be- 

 findliche Blendung (DD) genau in der Ebene des von dem Condensor 

 entworfenen Bildes der Eintrittspupille befindet, dann ist dies offenbar 

 der Fall, wenn D x und D 2 die Abbildung von E x und E 2 darstellen, 

 Avie dies in unserer Construction in der That der Fall ist. 



Die zur Ausfüllung des ganzen Oeffnungswinkels des Objectivs 

 erforderliche Grösse des Spiegels und der Lichtquelle lässt sich be- 

 stimmen, wenn wir den Verlauf der Kandstrahlen P x D t und PD 2 bis 

 zum Spiegel, resp. bis zur Lichtquelle verfolgen. 



Die Begrenzung des Gesichtsfeldes könnte natürlich in erster 

 Linie durch die Begrenzung des in der Ebene PP X befindlichen Objectes 

 bewirkt werden. Im allgemeinen dient aber zu diesem Zwecke die im 

 Ocular befindliche Blendung (G G, Fig. 48 und B, Fig. 45), die in die 

 gleiche Ebene wie das von der Collectivlinse des Oculars entworfene 

 Bild P" P" 2 fällt. Offenbar muss eine in dieser Ebene befindliche Blen- 

 dung eine vollkommen scharfe Abgrenzung des Gesichtsfeldes bewirken. 



§ 91. Will man sich durch directe Beobachtung von der 

 Lage der verschiedenen im Obigen erwähnten Bilder überzeugen, so 

 bringt man zweckmässig auf den Objecttisch des Mikroskops ein mit 

 einer groben Structur versehenes Präparat, etwa die Abbe'sche Testplatte 

 oder auch einen Objectträger, auf den man mit Tusche oder dergl. einen 

 kleinen Buchstaben aufgezeichnet hat, und stellt dann mit mittelstarker 

 Vergrösserung und unter starker Beleuchtung auf das betreffende Prä- 

 parat ein. 



Um zunächst das vom Objectiv allein entworfene Bild (P'P'n 

 Fig. 48) zu beobachten, bringt man in diese Ebene nach Ent- 

 fernung des Oculars ein Stück Pauspapier, das man z. B. nach dem Ab- 

 schrauben der beiden Linsen auf die Blendung des Oculars legen kann; 



