67 



und es ist dieselbe somit für die Leistungsfähigkeit der Objective von 

 der grössten Bedeutung. Dennoch wollen wir uns in dieser Beziehung 

 auf die Bemerkung beschränken, dass die aus zahlreichen Linsen be- 

 stehenden Objective, abgesehen von der viel vollkommeneren Abbildung, 

 in ihrer Gesammtwirkung mit derjenigen einer einfachen Convexlinse 

 vollkommen übereinstimmen, und wir werden denn auch in einem späteren 

 Capitel sehen, wie es möglich ist, die einzelnen Cardinalpunkte eines 

 Objectives, die Brenn- und Hauptpunkte, empirisch festzustellen. Ebenso 

 sollen auch in einem späteren Capitel die verschiedenen Methoden be- 

 schrieben werden, die zur Prüfung der Objective auf das Vorhandensein 

 und die Grösse der verschiedenen Abbildungsfehler angewandt werden. 



§ 96. Erwähnen will ich jedoch gleich noch an dieser Stelle, dass 

 man neuerdings, der von Abbe eingeführten Nomenclatur (cf. § 53) 

 folgend, gewöhnlich je nach dem Grade der Correction der verschiedenen 

 Abbildungsfehler zwischen achromatischen und apochromatischen 

 Objectiven unterscheidet. Die Construction der den höchsten Grad 

 des Aplanatismus und der Achromasie zeigenden Apochromate war nun, 

 wie bereits § 53 bemerkt wurde, erst möglich geworden, nachdem dem 

 Jenaer „Glastechnischen Laboratorium Schott und Genossen" die Her- 

 stellung neuer Glasarten (namentlich Borat- und Phosphatgläser) ge- 

 lungen war. Unglücklicherweise hat sich nun aber später herausgestellt, 

 dass einige von diesen Gläsern keine unbegrenzte Haltbarkeit besitzen, 

 so dass die zuerst angefertigten Apochromate nach einiger Zeit anfingen 

 trübe zu werden. Uebrigens werden derartige Systeme, falls sie nicht 

 durch Auseinanderschrauben der Fassung und versuchte Keinigung oder 

 ähnliche vorherige Eingriffe von anderer Hand verletzt sind, von der 

 Zeiss'schen Werkstätte kostenfrei repariert. Ausserdem besitzen auch 

 nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen die bei den neueren 

 Apochromaten zur Verwendung gelangenden Glasarten beim Gebrauch 

 in den gemässigten Klimaten eine unbegrenzte Haltbarkeit. Dahingegen 

 wird vor einem Gebrauch der Apochromate in den Tropen gewarnt, da 

 auch die neuerdings bei denselben zur Anwendung gelangenden Gläser 

 der gleichzeitigen Wirkung hoher Temperatur und grosser Luftfeuchtig- 

 keit auf die Dauer nicht zu widerstehen vermögen. 



Besonders hervorheben möchte ich übrigens gleich noch an dieser 

 Stelle, dass die grosse Apertur und der relativ grosse Objectabstand der 

 Apochromate eine gewisse Krümmung der Bild fläche unvermeidlich 

 macht. Es liegen also bei den Apochromaten die von verschiedenen 

 Punkten einer genau horizontal stehenden ebenen Fläche gelieferten Bilder 

 nicht in einer Ebene, sondern können nur durch Verschiebung der Mikro- 

 meterschraube scharf eingestellt werden. Da ja aber die Apochromate 

 bei wissenschaftlichem Gebrauch weniger für Uebersichtsbilder, als für die 



5 



