68 



Entscheidung schwieriger Detailfragen bestimmt sind, kann diesem Um- 

 stand keine grosse Bedeutung zugeschrieben werden. Bei der Mikro- 

 photographie macht sich derselbe allerdings dadurch in unliebsamer 

 Weise bemerkbar, dass bei Benutzung der Apochromate stets nur ein 

 Theil des Gesichtsfeldes scharf abgebildet wird. 



Ausser den achromatischen und apo chromatischen Objectiven wurden 

 nun übrigens neuerdings auch mehrfach Systeme von mittlerer Correc- 

 tion unterschieden und theils als „Semiapochromate", theils als 

 „Panachromate" bezeichnet. Natürlich unterliegen diese Bezeichnungen 

 einer gewissen Willkür, und thut man vor dem Ankauf eines derartigen 

 Objectives jedenfalls gut, sich von der Leistungsfähigkeit desselben mit 

 Hilfe der im § 184 — 189 besprochenen Methoden zu überzeugen. 



§•97. Von praktischer Bedeutung für die Verwendbarkeit eines 

 Objectivs ist fernerauch der freie Objectabstand desselben, d. h. der 

 Abstand, in dem sich das zu beobachtende Object von der Front- 

 fläche des Objectivs befindet. Derselbe ist natürlich von der Entfernung 

 des vorderen Brennpunktes des Objectivs von der Vorderfläche desselben 

 abhängig und ist im allgemeinen um so kleiner, je stärker die Ver- 

 grösserung und der Oeffnungswinkel des betreffenden Objectivs. Bei starken 

 Systemen ist denn auch häufig der Objectabstand so gering, dass die 

 Benutzung sehr dünner Deckgläschen nothwendig wird und Beobachtungen 

 dickerer Objecte oder auch namentlich solche im hängenden Tropfen nur 

 sehr unvollkommen ausgeführt werden können. Uebrigens ist dies nament- 

 lich bei Systemen älterer Construction der Fall, da neuerdings von den 

 meisten Fabrikanten speciell auf diesen für die Praxis ja auch sehr wich- 

 tigen Punkt besonders Gewicht gelegt wird. Eine zur Feststellung der 

 Grösse des freien Objectabstandes dienende Methode soll in § 175 aus- 

 einandergesetzt werden. 



§ 98. Die Bezeichnung der verschiedenen Objective geschah 

 bis vor wenigen Jahren fast ausschliesslich willkürlich durch Zahlen oder 

 Buchstaben, und zwar bezeichnet man gewöhnlich die schwächeren 

 Systeme mit den ersten Buchstaben des Alphabets oder niedrigen 

 Zahlen und lässt dieselben entsprechend der Stärke der Vergrösserung* 

 ansteigen. Aeusserlich sind übrigens die stärkeren Systeme von den 

 schwächeren meist dadurch zu unterscheiden, dass der absolute Durch- 

 messer der Frontlinse im allgemeinen um so kleiner ist, je stärker die 

 Vergrösserung des betreffenden Systemes ist. 



In neuerer Zeit ist es nun übrigens auch üblich geworden, die ein- 

 zelnen Objective direct nach den optischen Constanten, speciell der 

 Brennweite, zu bezeichnen, und zwar wählte man hierbei auch in Deutsch- 

 land zunächst als Einheit gewöhnlich den englischen Zoll und so hat z. B. 

 ■das Immersionssystem T V eine Brennweite von T V Zoll oder 2 - l mm. 



