69 



Bei den Zeiss'schen Apochromaten wurde dagegen zuerst die in Millimeter 

 ausgedrückte Brennweite des Objectivs und die numerische Apertur 

 (s. § 36) zur Bezeichnung der verschiedenen Objective angewandt, und 

 es sind neuerdings auch verschiedene Fabrikanten diesem Beispiele ge- 

 folgt. Es ist dies auch in der That sehr zweckmässig, da es so möglich 

 ist, direct aus der Bezeichnung das optische Vermögen eines Objectivs 

 zu ersehen. 



Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Eigenschaften der 

 Objective sollen nun schliesslich in diesem Capitel die Immersions- 

 systeme, die Correction sfassung der Objective und die Mittel 

 zum Anschrauben und Auswechseln derselben noch etwas ein- 

 gehender besprochen werden. 



1. Die Immersionssysteme. 



§ 99. Die sogenannten Immersionssysteme unterscheiden sich von 

 den Trockensystemen dadurch, dass die bei diesen zwischen Deckgläschen 

 und Objectiv befindliche Luftschicht durch eine Flüssigkeitsschicht 

 (destilliertes Wasser, Cedernöl oder dergl.) ersetzt wird. Es wird hier- 

 durch zunächst eine vollkommenere Correction möglich gemacht und 

 eine Verminderung des auf partieller Keflexion beruhenden Lichtverlustes 

 erzielt. In noch hervorragenderer Weise sind die Immersionssysteme 

 aber dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen ein bedeutend grösserer 

 Oeffnungs winke!, eine grössere numerische Apertur, möglich 

 ist als bei Trockensystemen. Bei diesen werden ja, wie wir § 34 sahen, 

 alle Strahlen, deren Neigungswinkel gegen die Achse einen gewissen 

 Wert den („Grenzwinkel") überschreitet, beim Uebertritt aus dem Deck- 

 gläschen in die zwischen diesem und dem Objectiv befindliche Luftschicht 

 total reflectiert, und es ist also in diesem Falle, wenn wir den Oeff- 

 nungswinkel in Glas messen, stets nur ein relativ geringer Wert des- 

 selben (82°) möglich. Ein grösserer Oeffnungs winkel ist aber bereits 

 möglich, wenn an Stelle von Luft zwischen Objectiv und Deckglas 

 Wasser eingeschaltet wird. In diesem Falle beträgt nach § 35. der 

 doppelte Grenzwinkel, der ja als äusserste Grenze für den Oeffnungs- 

 winkel angesehen werden kann, 122°. Noch günstiger gestaltet sich nun 

 aber das Verhältnis, wenn an jener Stelle statt Wasser ein Medium 

 eingeschaltet wird, welches den gleichen Brechungsindex besitzt, wie 

 Glas. In diesem Falle, der bei der sogenannten homogenen Immer- 

 sion verwirklicht ist, gehen offenbar alle Strahlen ungebrochen bis zum 

 Objectiv hindurch, und es ist dann die Grösse des Oeffnungswinkels des 

 Objectivs nur von der Construction desselben abhängig. 



§ 100. Von den verschiedenen Arten von Immersionssystemen sind 

 nun die Wasserimmersionen am längsten in Gebrauch; bei diesen 



