73 



§ 104. Bei den stärksten Trockensystemen und denen für Wasserimmersion 

 wird nun aber eine Regulierung der Correction häufig dadurch bewirkt, 

 dass die einzelnen Linsen dieser Systeme in verticaler Richtung gegen- 

 einander verschoben werden können, wodurch, wie hier nicht näher aus- 

 einandergesetzt werden kann, der Correctionszustand eines Systemes be- 

 liebig geändert werden kann. Man bezeichnet nun Objective die eine der- 

 aitige Verschiebung gestatten als Systeme mit Correctionsfassung 

 oder auch kurzweg als Corrections Systeme. 



Bei den älteren Objectiven dieser Art geschieht nun die Verschie- 

 bung der Linsen gewöhnlich in der Weise, dass der untere Theil des 

 Objectivs von dem oberen durch Schrauben genähert oder entfernt werden 

 kann. Bei den neueren Correctionssystemen sind- dagegen die unteren 

 Linsen fest mit dem Gewinde des Systems verbunden und umgekehrt 

 die oberen Linsen verschiebbar. 



Speciell bei dem in Fig. 53 in der Totalansicht, in Fig. 54 im 

 Längsschnitt dargestellten Correctionssystem von Reichert wird durch 

 Drehung des Correctionsringes (cc, Fig. 54) nur der Cylinder bb, der 



Fig. 53. 



Fi?. 54. 



mit den Fassungen (g, und g 2 ) der beiden oberen Linsenpaare verbunden 

 ist, bewegt; die beiden an g 3 und g 4 befestigten Linsen werden dagegen 

 nicht verschoben. Die Totalansicht Fig. 53 zeigt ferner noch, dass der 

 Correctionsring eine Scala trägt; dieselbe bezeichnet direct die einer jeden 

 Deckglasdicke entsprechende Einstellung (in - l mm ausgedrückt). 



§ 105. Natürlich muss man in diesem Falle, um den betreffenden 

 Ring richtig einstellen zu können, die Dicke des benutzten Deckglases 

 kennen, und es sind auch verschiedene Apparate, sogenannte Deckglas- 

 taster, construiert, die eine mehr oder weniger genaue Bestimmung 

 dieser Grösse ermöglichen. 



