74 



Ein derartiger Apparat ist z. B. in Fig. 55 abgebildet; bei dem- 

 selben wird durch einen Druck auf den Hebel a die seitlich ange- 

 brachte Zange b geöffnet, so dass 

 das zu messende Deckgläschen 

 in dieselbe hineingeschoben 

 werden kann. Auf der auf der 

 Oberseite des Apparates be- 

 findlichen Scala lässt sich dann 

 die Dicke des Deckgläschens 

 in O01 mm direct ablesen. 



Kennt man dagegen die 

 Dicke des benutzten Deckglases 

 nicht, so kann man natürlich 

 nur durch Ausprobieren die 

 beste Correction ermitteln, wobei es allerdings aus verschiedenen Gründen 

 vortheilhaft ist, wenn während der Correctionsänderung wie bei den 

 neueren Systemen die dem Präparat zugekehrten Linsen nicht verschoben 

 werden. 



§ 106. Bei den Systemen für homogene Immersion findet 

 selbst bei erheblichen Schwankungen in der Deckglasdicke keine merk- 

 liche Beeinträchtigung des mikroskopischen Bildes statt. Etwaige grössere 

 Abweichungen der Deckglasdicke lassen sich aber, wie in dem Katalog 

 von Zeiss p. 6 angegeben wird, dadurch ausgleichen, dass man bei zu 

 dünnem Deckglas den Tubus verlängert, bei zu dickem verkürzt. 



Fig. 55. 



«5. Das Anschrauben und Auswechseln der Objective. 



§ 107. Die Mikroskopobjective sind fast ausnahmslos so einge- 

 richtet, dass sie dem unteren Ende des Tubus angeschroben werden. Da 

 nun aber die Weite der zu diesem Zwecke dienenden Gewinde bei 

 den aus verschiedenen Fabriken stammenden Objectiven eine verschiedene 

 ist, so ist es meist nicht ohne weiteres möglich, ein Objectiv an einem 

 aus einer anderen Fabrik stammenden Stative zu benutzen. Es ist zu 

 diesem Zwecke im allgemeinen die Einschaltung von einem Zwischen- 

 stücke nothwendig, das auf der einen Seite ein an den betreffenden 

 Tubus passendes Gewinde besitzt, während es auf der anderen Seite ein 

 dem zu benutzenden Objective entsprechendes Gewinde trägt. Auf Wunsch 

 werden übrigens von den meisten Fabrikanten die Objective auch direct 

 mit einem an ein Stativ anderer Herkunft passenden Gewinde versehen. 



Da nun aber bei zahlreichen Untersuchungen ein sehr häufiger 

 Wechsel zwischen schwachen und starken Vergrösserungen nothwendig 

 ist, so kann das fortwährende An- und Abschrauben der Objective 



