76 



die Trichterstiicke der verschiedenen Objective so ausgeglichen sind, 

 dass eine verticale Verschiebung des Tubus nach dem Wechsel der 



Fic 



Fi?. 5< 



Objective überflüssig ist, wie dies bei den Zeiss'schen Apochromaten, 

 wie bereits bemerkt wurde, in der That der Fall ist. 



§ 109. Erwähnen will ich schliesslich noch, dass bei den Euess- 

 schen Mikroskopen neuerdings allgemein die Objective nicht mehr ange- 

 schraubt werden, sondern durch eine Objectklammer festgehalten werden, 

 die einen schnelleren Wechsel und auch eine genauere Centrierung er- 

 möglicht. Eine ähnliche Vorrichtung befindet sich auch an den neueren 

 Mikroskopen von Klönne und Müller in Berlin. 



b) Das Ocular. 



§ 110. Bis vor kurzem waren bei der mikroskopischen Beobach- 

 tung die sogenannten Huygens'schen Oculare, die übrigens auch zu- 

 weilen fälschlich als Campani'sche Oculare bezeichnet werden, nahezu 

 ausschliesslich in Gebrauch. Ausserdem wurden fast nur noch die soge- 

 nannten Kamsden'schen Oculare verwandt, und zwar namentlich dann, 

 wenn es sich um mikroskopische Messungen handelte. Gleichzeitig mit 

 den apochromatischen Objectiven wurde nun aber ferner in neuerer Zeit 

 eine Beihe von eigenartigen Ocularen construiert, die aus sogleich noch 

 näher zu erörternden Gründen als Comp ensations oculare bezeichnet 



