81 



den starken Vergrösserungen zu erleichtern und das namentlich bei 

 Immersionssystemen häufig mit Unzuträglichkeiten verbundene Auswech- 

 seln der Objective für viele Fälle überflüssig zu machen. Die aller - 

 stärksten Oculare 12 und 18, von denen das letztere nach obigem eine 

 18mal stärkere Vergrösserung liefert als das Ocular 1, sind im allge- 

 meinen nur bei den schwächeren Systemen mit Vortheil zu verwenden. 



c) Der Beleuchtungsapparat. 



§ 118. Da die Beleuchtungsart der mikroskopischen Objecte für 

 die Beschaffenheit des Bildes von der grössten Bedeutung ist, schien es 

 mir geboten, die zu diesem Zwecke dienenden Instrumente und deren 

 Anwendung etwas ausführlicher zu besprechen, als dies in den zur Zeit 

 vorliegenden Lehr- und Handbüchern der Mikroskopie zu geschehen pflegt. 

 ITebrigens will ich mich auf die zur Beobachtung im durchfallenden 

 Lichte angewandten Methoden beschränken, da diese in der wissen- 

 schaftlichen Mikroskopie wohl fast ausschliesslich zur Anwendung ge- 

 langen und überdies bei den Beobachtungen im auffallenden Lichte 

 die Benutzung besonderer Apparate nicht erforderlich ist. 



Zunächst sollen nun die zur Beobachtung im durchfallenden Lichte 

 dienenden Apparate und im Anschluss an diese die verschiedenen 

 Lichtquellen besprochen werden; im dritten Abschnitt soll sodann eine 

 ausführliche Besprechung der Theorie und Anwendung dieser Appa- 

 rate folgen. Die drei letzten Abschnitte sind der sogenannten Dunkel- 

 feldbeleuchtung, der Fernhaltung störenden Lichtes und der 

 Einstellung des Beleuchtungsapparates gewidmet. 



1. Die Construction der Beleuchtungsapparate. 



§ 119. Als Beleuchtungsapparat dient bei den kleineren Mikro- 

 skopen gewöhnlich ein Plan- und ein Hohlspiegel, die an den Bück- 

 seiten miteinander verbunden und am Mikroskop derartig befestigt sind, 

 dass sie leicht gegeneinander ausgetauscht werden können und auch nach 

 allen Pachtungen hin drehbar sind. Auf der anderen Seite muss der 

 Spiegel aber auch beim Loslassen in jeder ihm gegebenen Lage ver- 

 bleiben. Ist dies dagegen, wie es z. B. bei alten abgenutzten Mikro- 

 skopen nicht selten vorkommt, nicht der Fall, so kann man gewöhnlich 

 durch Anziehen der den Spiegel festhaltenden Schrauben die allzu leichte 

 Beweglichkeit desselben vermindern. 



§ 120. Ferner dienen zu der unter Umständen erforderlichen 

 Einschränkung der vom Spiegel ausgehenden Strahlenkegel verschieden- 

 artige Blendungen. Bei manchen Mikroskopen findet sich zu diesem 

 Zw T ecke an der Unterseite des Objecttisches eine kreisförmige oder ge- 



Zirnmermann, Mikroskop. 6 



