82 



wölbte Scheibe, die eine Anzahl verschieden weiter kreisförmiger Oeff- 

 nnngen besitzt. Dieselbe ist um ihren Mittelpunkt drehbar, und es ist 

 dabei durch jedesmaliges Einschnappen einer Feder der Moment fühlbar 

 gemacht, in dem eine der Oeffnungen eine genau centrale Lage besitzt. 

 Es lässt sich so auch in der That ein relativ schneller Wechsel des ein- 

 fallenden Lichtkegels hervorbringen. 



Dennoch sind in neuerer Zeit auch bei kleineren Instrumenten die 

 sogenannten Cylinderblendungen immer mehr zur allgemeinen An- 

 wendung gelangt. Eine solche findet sich z. B. auch an dem in Fig. 44 

 p. 57 dargestellten Mikroskop. Sie besteht aus dem an der Unterseite 

 des Objpcttiscb.es befindlichen Schlitten, der in einem federnden Cylinder 

 den in verticaler Kichtung verschiebbaren Träger (B, Fig. 44) der ver- 

 schieden grossen Blendungen festhält. Diese lassen sich so bis unmittel- 

 bar unter den Objectträger heraufschieben, und es ist auch in Fig. 44 

 bei Bl eine mit relativ kleiner Oeffnung versehene Blendung in der Ebene 

 des Objecttisches sichtbar. 



Die verschiedenen Blendungen lassen sich so ebenfalls relativ leicht 

 gegeneinander vertauschen, Ein besonderer Vortheil der Cylinderblendungen 

 besteht aber darin, dass man durch allmähliches Heben und Senken des 

 Cylinders während der Beobachtung einen ganz continuierlichen Wechsel 

 des einfallenden Lichtkegels bewirken kann. 



Bei den grösseren Apparaten geschieht denn auch die Bewegung 

 der Cylinderblendung vielfach durch Zahn und Trieb. Dies ist z. B. auch 

 bei dem in Fig. 46 abgebildeten Instrumente der Fall; bei diesem wird 

 die bei B gesondert abgebildete Cylinderblendung an Stelle des bei C 

 befindlichen Condensors gebracht und kann dann mit Hilfe der Schraube d 

 auf- und abwärts bewegt werden. 



§ 121. Eine sehr bedeutende Vergrösserung der Beleuchtungskegel 

 lässt sich nun aber ferner mit Hilfe des von Abbe construierten und 

 auch nach ihm benannten Abbe'schen Beleuclitiiiigsapparates (cf- 

 Fig. 59) erreichen. Bei diesem wird das vom Spiegel refiectierte Licht 

 durch ein aus 2 oder 3 grossen Linsen bestehendes System, das Con- 

 densorsystem (Fig. 59, a und b) derartig gebrochen, dass der Lichtkegel, 

 der auf das annähernd im Brennpunkt des Systemes befindliche Object 

 fällt, einen möglichst grossen Oeffnungswinkel besitzt. Die von Zeiss 

 gelieferten Linsensysteme besitzen eine Apertur von 1-2 und D4. 



Um jedoch bei Benutzung verschieden dicker Objectträger den 

 Brennpunkt des Condensors auf das zu beobachtende Object einstellen 

 oder auch beliebig von demselben entfernen zu können, ist neuerdings 

 an den meisten Abbe'schen Beleuchtungsapparaten eine verticale Ver- 

 schiebung des Condensors ermöglicht. Bei dem in Fig. 59 abgebildeten 

 Apparate ist zu diesem Zwecke die Säule mit zahnartigen Fortsätzen 



