85 



Man kann nun zu diesem Zwecke jede beliebige hellbrennende 

 Lampe, z. B. einen Argandbrenner oder auch eine Petroleumlampe 

 benutzen. Am besten geeignet ist aber wohl, wenn man nicht über 

 elektrisches Licht verfügt, das namentlich auch durch seine schön 

 weisse Farbe ausgezeichnete Auer'sche Gasglühlicht. 



In allen Fällen muss man jedoch dafür sorgen, dass die betreffende 

 Lichtquelle einen gieichmässigen Lichtkegel von genügend grossem Oeff- 

 nungswinkel auf den Spiegel des Mikroskopes fallen lässt. Da nun aber 

 eine starke Annäherung der Lampe an das Mikroskop mit verschiedenen 

 Unzuträglichkeiten verbunden ist, schaltet man am besten eine grosse 

 Linse oder eine mit Wasser gefüllte Schusterkugel oder Kochflasche 

 derartig zwischen Mikroskop und Lampe ein, dass der ganze Mikroskop- 

 spiegel gieichmässig erhellt wird. Ich benutze zu diesem Zwecke seit 

 Jahren mit bestem Erfolg eine Kochflasche, deren Durchmesser ca. 15 cm 

 beträgt und stelle die Lampe in einem Abstände von ca. 0"5 m vom 

 Mikroskop auf. 



Die richtige Einstellung der verschiedenen Theile führt man in der 

 Weise aus, dass man auf den Spiegel ein Blatt weisses Papier legt und 

 die Lampe oder die Linse (resp. die Kochflasche) so lange verschiebt, 

 bis die ganze Papierfläche gieichmässig erhellt ist. Da man den von der 

 Lampe ausgehenden Beleuchtungskegel um so besser zu beobachten ver- 

 mag, je dunkler die Umgebung, ist diese Einstellung natürlich am 

 Abend oder nach vorheriger Verdunkelung des Zimmers am leichtesten 

 auszuführen. 



Eine gewisse Ausbreitung des von einer begrenzten Lichtquelle 

 ausgehenden Lichtkegels kann man ferner auch dadurch erreichen, dass 

 man zwischen Lampe und Spiegel oder auf dem Blendungsträger des 

 Beleuchtungsapparates eine Fläche von Seidenpapier oder mattgeschliffenem 

 Glas einschaltet. 



§ 124. Hat man zur Beleuchtung gewöhnliches Gas- oder Petro- 

 leumlicht verwandt, so kann in vielen Fällen die stark gelbe Farbe 

 dieses Lichtes störend wirken, namentlich dann, wenn es sich um die Beob- 

 achtung subtiler Farben handelt. In solchen Fällen schaltet man zweck- 

 mässig zwischen Spiegel und Lichtquelle eine blaue Glasplatte ein, oder 

 man füllt die zur Strahlenausbreitung dienende Kugel anstatt mit Wasser 

 mit einer hellblauen Lösung, etwa einer sehr verdünnten Lösung von 

 Kupferoxydammoniak. Letztere kann man sich zweckmässig durch Ver- 

 mischen von Kupfervitriol und Ammoniak und entsprechendes Verdünnen 

 mit destilliertem Wasser herstellen. 



§ 125. Schliesslich mag an dieser Stelle noch der von Koch 

 und Wolz empfohlene Beleuchtungsapparat (Fig. 63) Erwähnung 

 finden. Bei demselben wird das Licht einer Gas- oder Petroleumlampe 



